XV, 3. 



Berger: Haramarberg's Objectnetzmikromcter. 



807 



Das Mikrometer selbst besteht aus einem g-ewölmlichen Ocnlar- 

 netzmikrometer von 0'25 qmm Quadratfiäcbe ; um die P^intheilung 

 desselben auf dem Präparate namentlich bei intensiveren Färbungen 

 leichter sichtbar und den von Hammarberg angegebenen Schirm 

 mit einem schmalen Spalt übertlüssig zu machen, wurde die Scala 

 eingeschwärzt. Das Mikrometer ist in einem schmalen Metallring 

 befestigt, derselbe wird durch ein Charniergelenk mit einem ge- 

 bogenen und zweimal rechtwinklig über die Fläche geknickten 

 Arm verbunden, der zur Befestigung an dem durch Zahn und Trieb 

 beweglichen Theil des Apparats dient. Der bequemeren Handhabung 



wegen habe ich die ganze Vorrichtung an der rechten Seite der 

 Irisblende anbringen lassen, da hier ja auch die anderen Schrauben 

 sich befinden. Figur 1 stellt das Objectnetzmikromcter in seiner 

 Ansicht von vorn dar. A entspricht der unteren Umrandung des 

 ABBE'schen Beleuchtungsapparats , / stellt die unter der Irisblende 

 befindliche durchbohrte Platte dar, an der durch Schrauben das 

 Lager der durch die Schraube C bewegliehen Zahnstange F befestigt 

 ist. An die Zahnstange ist mittels der Schraube E der Arm D be- 

 festigt, der mit dem das Ocularnetzmikrometer tragenden Ring gelenkig 

 vei'bunden ist. B ist die -Schraube, die zur BcAvegung des ganzen 

 Beleuchtungsapparats dient. 



20* 



