308 



Berg er: Hammarberg's Objectnetzmikrometer. 



XV, 3. 



In Figur 2 sehen wir den Apparat in Seitenansicht dargestellt. 

 Die Bezeichnung ist die gleiche wie in Figur 1 und bedarf keiner 

 Erläuterung. 



Figur 3 endlich bringt die Ansicht desselben von unten 5 an 

 ihr sehen wir deutlich den des Ocularmikrometer M tragenden 

 Metallriug G und die doppelte rechtwinklige Abknickung des Ar- 

 mes D. Die Verschiebung des Ocularmikrometers nach oben und 

 unten und das damit verbundene Grösser- und Kleinerwerden der 

 Scala. auf dem Präparat wird durch die Schraube C bewirkt. Da 

 die Dimensionen der Zahnstange durch den Beleuchtungsspiegel, 

 dessen Excursionen nicht behindert werden dürfen, beschränkt 

 sind, so muss eine ausgiebigere Annäherung resp. Entfernung von 

 dem AßBE'schen Beleuchtungsapparat durch die Schraube E bewerk- 

 stelligt werden. Der Arm D ent- 

 hält einen langen Schlitz für 

 diese Verstellung, die feinere Ein- 

 stellung wird auch dann mit der 

 Schraube C besorgt. Natürlich 

 muss bei dem Verstellen des Armes 

 mittels der Schraube E vor dem 

 Beginn der Messung darauf ge- 

 sehen werden, dass die Mikrometer- 

 platte parallel zur Unterfläche des 

 ^- AßBE'schen Beleuchtungsapparats 



und einigermaassen in der Mitte 

 unter demselben steht. Eine genauere Centrirung ist nicht erforderlich, 

 kann jedoch mit leichter Mühe durch CoutroUe von oben durch das 

 Mikroskop selbst erreicht werden. Benutzen wir, wie oben angegeben, 

 das Ocularnetzmikrometer von 0'25 qmm Flächeninhalt und 0"5 mm 

 Seitenlänge der kleinen Quadrate als eingetheilte Platte, so ermög- 

 licht die Verstellung mittels der Schraube E und mittels der Zahn- 

 stange, dass wir die Quadratseite im Präparat von einer Grösse von 

 0*1 bis 0*3 mm verändern können. Ebenso könnten wir anders 

 eingetheilte Netzmikrometer in dem Ring verwenden und so jede 

 beliebige Grösse der Quadratseite im Präparat erzielen ; anderseits 

 können auch lineare Mikrometer eingesetzt werden. Ich habe mit 

 diesem Mikrometer nun seit einem Jahre gearbeitet und bin mit dem- 

 selben durchaus zufrieden. Die ZEiss'sche Fabrik fertigt dies so 

 construirte HAMMARBEUG'sche Netzmikrometer zu einem Preise von 

 30 Mark auf Bestellung an. Die Vortheile desselben bestehen 



