XV, 3. Referate. 317 



Referate. 



1. Präparationsmethoden im allgemeinen. 



Lohusteill , Tll. , Ein neuer G ä h r u u g s s a c c h a r m e t e r 

 (Berl. klin. Woclieusclir. 1898, No. 39, p. 866). 

 Lohnstein macht auf verschiedene Fehlerquellen des bekannten 

 EiNHORN'scheu Gährungssaccharometers aufmerksam. 1) ist dabei 

 die Gasabsorption vernachlässigt. Die Gasabsorption in Flüssiglvciten 

 ist aber so beträchtlich , dass mau in Flüssigkeiten von weniger als 

 0'35 Procent Zuckergehalt noch gar keine Abscheidung gasförmiger 

 Kolilensäure im Gährungssaccharometer erwarten darf, da die ge- 

 bildete COo vollkommen von der Flüssigkeit absorbirt wird. 2) ist 

 der Abschluss an der U-förmigen Stelle durch Quecksilber fehlerhafter 

 Weise verworfen. 3) die gebrauchte Presshefenmenge ist zu gross. 

 4) die Scalatheilung ist falsch. Verf. hat nun den Apparat in folgender 

 Weise verbessert: Der neue LoHNSTEiN'sche Gährungssaccharometer 

 „besteht aus einem beiderseits offenen Ü-Rohr, dessen längerer Schenkel, 

 das die Scala enthaltende Messrohr, durch einen eingeschliffenen Stöpsel 

 während der Gährung verschlossen wird. Der Stöpsel enthält ein 

 Luftloch, dem ein Luftloch an der zugehörigen Verjüngung des Mess- 

 rohres entspricht. Beim Gebrauche wird der Stöpsel zunächst so 

 gestellt, dass die Luftlöcher über einander liegen , so dass die Luft 

 aus dem Messrohr entweichen kann , wenn die zu untersuchende 

 Flüssigkeit eingefüllt wird. Letzteres geschieht von dem anderen 

 Rohr aus, welches stets offen bleibt. Ein dem Apparat beigegebenes 

 Reagenzglas dient zum Abmessen des Harns, zu dem man noch die 

 Hefe iu der Menge eines leicht mit der Hand zu formenden Kugel- 



