318 Referate. XV, 3. 



chens von 6 bis 8 mm Durchmesser vorher zugiebt; durch Um- 

 schwenken des mit der Hand verschlossenen Keagenzrohres schüttelt 

 man die Flüssigkeit zu einer gleiclimässigen Hefe-Suspension. Diese 

 wird von dem offenen Schenkel aus in den Apparat gegossen; man 

 überzeugt sich, dass sich die Flüssigkeit auf den Nullpunkt der Scala 

 eingestellt hat, dreht jetzt den Stöpsel, so dass die Luftlöcher nicht 

 mehr mit einander communiciren, das Messrohr also luftdicht ab- 

 geschlossen ist, und giesst jetzt erst das zum Absperren dienende 

 (dem Apparat in der nöthigen Menge beigegebene) Quecksilber in 

 das Saccharometer. Um die Gährung schnell in Gang zu bringen, 

 stellt man zweckmässig den Apparat in einen irdenen Topf mit 

 Wasser von 35 bis 40 '^ C. (je nach der Aussentemperatur) und 

 hält diesen an einem solchen Ort (in der Nähe des Kochherdes oder 

 im Winter hinter dem Ofen), dass die Temperatur nicht unter 25*^ C. 

 sinke, für welche Temperatur die Scala richtig ist. Sie giebt ohne 

 weitere Rechnung den Zuckerprocentgehalt an." Direct verwendbar 

 ist der Apparat für Urine mit weniger als ein Procent Zuckergehalt. 

 Bei höherem Zuckergehalt ist entsprechende Verdünnung nothwendig. 

 Dadurch, dass Luft über der gährenden Flüssigkeit vorhanden ist, 

 erfolgt die Entwicklung der CO., unter Partialdruck : „Es wird dem- 

 zufolge auch nur noch der dem HENRv'schen Gesetze entsprechende 

 Theil von der Flüssigkeit zurückgehalten. Die Absperrung des U- 

 förmigen Rohres durch das Quecksilber ist aber nothwendig, weil 

 die COo-Bildung im offenen Schenkel des Rohres unter ganz anderem 

 Partialdruck erfolgt, weshalb eine Mischimg der Flüssigkeiten beider 

 Schenkel verhindert werden muss. Die Gährung erfolgt am besten 

 bei etwa 30^. Die Ablesung muss auch bei dieser Temperatur er- 

 folgen, da sich bei Abkühlung das Gasgemenge contrahirt und 

 Wasserdampf condensirt." — Das neue verbesserte Instrument, welches 

 die Fehlerquellen des alten EmnoRN'schen Saccharometers in glück- 

 licher Weise vermeidet, dürfte nicht bloss zu den klinischen saccharo- 

 metrischen Studien, sondern auch — mutatis mutandis — in der 

 Bacteriologie zu einer Modificirung der gebräuchlichen Gährungs- 

 röhrchen führen. Czaplewski (Köhi). 



Suzuki , B. , U e b e r eine neue Vorrichtung zum Schnei- 



•den in der Richtebene (Anat. Anz. Bd. XIV, 1898, 



No. 21, p. 553—555). 



Bei der exacten Ausführung der plastischen Reconstruction stösst 



man auf verschiedene Schwierigkeiten, sowohl was das Anlegen der 



