XV, 1 . K 1 1 z f f : Absolute Merkzeichen auf mikroskopischen Präparaten. 3 



Eine neue Art, absolute Merkzeichen 

 auf mikroskopischen Präparaten zu erhalten. 



Von 



N. K. Koltzoff und L. A. Ivanoff 



in Moskau, Cabinet d. vergl. Anatomie in St. Petersburg, Ljesnoy Institut. 



Gegenwärtig" werden alle Apparate zur Bezeichnung bestimmter 

 Stellen auf mikroskopischen Präparaten nach zwei Avesentlich ver- 

 schiedenen Principien construirt. Bei den einen werden die Object- 

 träger auf dem verstellbaren Objecttische in einem Rahmen befestigt, 

 welcher sich nach zwei gegen einander senkrechten Bichtungen be- 

 wegen lässt. Die Verschiebungen desselben werden durch zwei 

 Theilungen angezeigt. Ungeachtet der grossen Genauigkeit, welche 

 solche Präparate beim Bezeichnen sehr nahe an einander gelegener 

 Stellen im Präparate zulassen, besitzen sie jedoch alle als Finder 

 zwei grosse Mängel, welche ihre Anwendung beschränken. Erstens 

 wird die Anbringung des Apparates auf die Weise bewerkstelligt, 

 dass der Rahmen an die Säule des Stativs oder an den Rand des 

 Objecttisches angeschraubt wird; weil aber der Abstand der Säule 

 (oder des Randes des Objecttisches) von dem Objectiv bei ver- 

 schiedenen Mikroskopen ein anderer ist, so erhalten die Präparate 

 eine andere Lage bezüglich des Gesichtsfeldes. Selbst auf demselben 

 Mikroskope wird die Bezeichnung der Präparate unzuverlässig, wenn 

 der Apparat abgenommen werden muss, da die genaue Fixirung 

 desselben in einer und derselben Stellung ziemlich schwierig ist. 

 Zweitens wird die Scala vollständig willkürlich aufgestellt, in Folge 

 dessen die erhaltenen Zilfern auf dem verstellbaren Tischchen eines 

 Systems keine Bedeutung für ein anderes besitzen. 



Es giebt jedoch Apparate , welche diese Mängel nicht haben. 

 Dies sind die Apparate von Klönne u. Müller^, Schieferdfcker- 

 WiNKEL ^, Fuess '\ — welche die gegebene Stelle auf dem Deckglase 

 einzeichnen, indem sie Kreise mit Tinte oder einem Diamanten auf- 

 tragen. In der Praxis jedoch verwischt sich leicht die Tinte, be- 



1) Bull. Soc. Beige de Microsc. 1. Oct. 1884. 

 ■^) Diese Zeitschr. Bd. III, 1886, p. 461. 



3) Neues Jahrb. f. Mineralogie 1895, Bd. I, p. 280; vgl. diese Zeitschr 

 Bd. XU, 1895, p. 317. 



1* 



