4 Ko Itz off: Absolute Merkzeichen auf mikroskopischen Präparaten. XV,1. 



sonders bei Anwendung der Immersionen, und es werden namentlich 

 die benachbarten Theile des Präparats verdeckt. Die Kreise, welche 

 mit dem Diamanten eingeritzt werden , sind frei von diesem Uebel- 

 stand , doch sind sie so fein , dass sie kaum mit blossem Auge 

 sichtbar sind. Ausserdem hat diese Methode nocli die Unbequemlich- 

 keit, dass bei einer grösseren Anzahl Einzeichuungen auf demselben 

 Präparate wiederum besondere Vorriclitungen nöthig sind, um die 

 einzelnen Kreise zu unterscheiden. 



Wegen der genannten P'ehler der bisherigen Methoden schlagen 

 wir vor, zur Bezeichnung einer bestimmten Stelle auf dem mikro- 

 skopischen Präparate ihren Abstand (in Millimetern) von 

 zwei Kanten des Obj ec ttr äger s zu notiren. Es empfiehlt 

 sich, dafür die linke und die hintere Kante zu wählen, weil sie 

 (bei den verstellbaren Tischchen von Reichert und Zeiss) die un- 

 beweglichen Ränder des Rahmens berühren. Den Abstand von diesen 

 Kanten kann man mit jedem verstellbaren Tischchen bestimmen, 

 wenn man die Ziifern der beiden Scalen so verändert, dass die 

 Zeiger dann auf Null stehen, wenn die Kanten des Objectträgers, 

 resp. die Ränder des Rahmens des Tischchens in dem Centrum des 

 Gesichtsfeldes liegen und die Zitfern der Querscala von dem Null- 

 punkt nach rechts, die der Längsscala nach vorn ansteigen. Wenn 

 wir dann die linke (beziehungsweise hintere) Kante aus dem Gesichts- 

 felde rücken, so wird uns der Zeiger angeben, wie weit das Centrum 

 des neuen Gesichtsfeldes von der linken (beziehungsweise hinteren) 

 Kante des Objectträgers absteht. 



Nun ist es aber gewiss nicht bequem, in solcher Art die Scalen 

 zu verändern , insbesondere für den Fall , dass die Null zwischen 

 zwei Theilpunkte der Scala zu stehen kommt. Statt alle Zitfern 

 auf der Scala zu corrigiren, kann man auch die einmal ausgerechnete 

 Ditferenz jedesmal subtrahiren. Angenommen, dass der Zeiger dann 

 1.3*3 angiebt, wenn er Null zeigen müsste, so muss man von allen 

 Ablesungen 13*3 subtrahiren. Man kann sich auf diese Weise eine 

 Tabelle entwerfen , mit Hilfe welcher es sehr leicht ist , nach den 

 Zitfern der Scalen den Abstand des Gesichtsfelds von zwei Kanten 

 des Objectträgers zu finden. Nothwendig ist solche Tabelle , wenn 

 die Reihenfolge der Ziffern eine andere als obengenannte ist (d. h. 

 auf der Längsscala von hinten nach vorn , auf der Querscala von 

 links nach rechts ansteigt). 



Wie leicht obige Methode auch ist, so wäre es doch sehr er- 

 wünscht, sich die Correction der Scalen und die Anlage von Tabellen 



