XV,1. Koltzoff: Absolute Merkzeichen auf mikroskopischen Präparaten. 5 



zu ersparen, um so mehr, als für jedes mikroskopische Stativ und 

 für jedes Format der Objectträger besondere Correctionen und Ta- 

 bellen nöthig sind. Dies ist sehr leicht zu erreichen durch eine 

 einfache Verbesserung des verstellbaren Objecttischchens: beide 

 Scalen oder ihre Zeiger müssen in der Richtung ihrer Längsachsen 

 beweglich sein. Rückt man bei einem so construirten Objecttisch 

 den hinteren und den linken Rand des Objectrahmens ins Gesichts- 

 feld und hxirt dann beide Scalen auf die Nullpunkte, so werden die 

 ScalenzitFern bei allen möglichen Verschiebungen des Tischchens den 



Abstand des Gesichtsfeldcentrums von den Kanten des Rahmens an- 

 geben. Eine derartige Fixirung wird nur beim Uebertragen des 

 verstellbaren Tischchens von einem Mikroskop auf ein anderes oder 

 beim Wechseln des Objectträgersformats zu wiederholen sein. 

 Nebenstehende Figur zeigt einen verstellbaren Objecttisch, welchen 

 C. Reichert nach unserem System im Januar 1897 gebaut hat. Der 

 Gebrauch desselben ist sehr einfach ; die Scalen beim Uebertragen 

 des verstellbaren Tischchens neu zu fixiren nimmt höchstens 2 bis 

 3 Minuten Zeit in Anspruch. 



Nicht bei jedem Mikroskop und verstellbaren Tischchen lassen 

 sich die Ränder des Objectrahmens in das Centrum des Oiesiclits- 



