8 Behrens: Neuer Projectionsapparat. XV, 1. 



Aufnahmen gestatten. Sie sind umfangreich, bestehen aus zwei 

 Tischen, von denen einer eine optische Bank trägt; sie sind sehr 

 kostbar, und es muss ihnen eine feste Aufstellung zugewiesen werden, 

 die viel Raum beansprucht.^ 



Beide Klassen von Apparaten sind in vielen Fällen für den 

 academischen Lehrer gleich unanwendbar. Die ersten (rohe Klempner- 

 arbeit, der kaum der Name Apparat gegeben werden darf) sind 

 fast immer für wissenschaftliche Demonstrationen, z. B. für Projection 

 mikroskopischer Präparate ganz ungeeignet, und der Anschaffung der 

 zweiten stehen zwei gewichtige Hindernisse entgegen: erstens ihr 

 hoher Preis und zweitens eben die Nothwendigkeit, ihnen einen festen 

 Platz zuweisen zu müssen, den man ihnen im Auditorium meist nicht 

 gewähren kann. 



Aus diesen Erwägungen - ist der im Folgenden zu beschreibende 

 Apparat entstanden und nach meinen genauesten Angaben und Zeich- 

 nungen und unter meiner fortlaufenden persönlichen Leitung aus- 

 geführt worden, für Diejenigen, welche einen Apparat der ersten 

 Klasse nicht anschaffen wollen und welche einen der zweiten Klasse 

 nicht anschaffen können. 



Die von mir gestellten Forderungen waren: 1) Handlichkeit. 

 Der Apparat muss leicht aufzustellen und leicht zu entfernen sein. 

 2) Vollkommene Leistungsfähigkeit sowohl im optischen wie im 

 mechanischen Theile , also auch 3) ganz bequeme Handhabung, 

 genaue Centrirung und feine Regulirung, daher 4) exacte Mechaniker- 

 arbeit. 5) Anwendbarkeit zur Projection von Glasbildern bis zum 

 Format von 9X12 cm, und gleichzeitig zur Projection mikroskopischer 

 Präparate und wissenschaftlicher Experimente. 



Ehe wir zur Beschreibung des Apparates übergehen, mögen hier 

 einige Worte über die anzuwendenden Lichtquellen Platz finden. 

 Es kommen für unsere Zwecke lediglich starke Lichtquellen in 

 Betracht, d. h. solche von mindestens 300 Normalkerzen^ Stärke. 

 Diese sind elektrisches Bogenlicht (800 bis 8000 NK), Kalk- 



^) Vgl. ZoTH, 0., Die Projectionseinrichtung und besondere Versuchs- 

 anordnungen für physikalische, mikroskopische und physioglogische Demon- 

 strationen am Grazer Physioglogischen Institute. Wien 1895. — Zeiss, C, 

 Special -Katalog über Apparate für Mikrophotographie und Projection. 

 Jena 1898. 



-) Man vergleiche hiermit auch die Ausführungen von Born, diese 

 Zeitschr. Bd. XV, 1898, p. 33 f. 



") Unter Normalkerze ist die sogenannte Hefnerkerze verstanden; auf 

 eine elektrische Glühlampe mit 31 stündlichemWatt-Verbrauch gehen genau 16. 



