12 



Behrens: Neuer Projectionsapparat. 



XV, 1. 



zwei Metallschieueu h des Objectivbrettes gleitet. Am Ob- 

 jectivbrett, welches durch den Triebkopf H vorwärts und rück- 

 wärts bewegt werden kann, befindet sich eine seitliche Mikrometer- 

 schraube c, die mit zur Ceutrirung des Flammenbildes dient. 



Der Diapositivträger D ist durch zwei Führungen mit Klemm- 

 schraube s auf zwei prismatischen Stangen F beweglich, die in dem 

 festen Aluminiumriegel der Condensorplatte A ruhen. Löst man s, 

 so kann man den Diapositivträger nebst Anschlussbalgen und Ob- 

 jectivbrett von dem Apparate entfernen, wenn man nämlich gleich- 

 zeitig das Objectivbrett durch Drehen an H vorwärts bewegt. Durch 

 diesen einen Griff wird der ganze Yordertheil des Apparates ab- 



o-enommen, die vordere Condeusorlinse liegt völlig frei, und es kann 

 nun der Apparat sofort zur Projection mikroskopischer Präparate 

 benutzt werden (Figur 2). Solleu aber andere Sachen projicirt 

 w^erden, z. B. Reagenzglas- oder Plattenculturen von Bacterien, che- 

 mische Reactionen etc., so zieht man den Balgen aus den Schienen h 

 des Objectivbrettes heraus, setzt das Objectivbrett mit dem Objectiv 

 wieder ein und bringt diese Gegenstände in den nunmehr zwischen 

 A und geschaffenen freien Raum. — 



Wir wenden uns nun der Beschreibung einiger für unseren 

 Zweck neu construirter Einzeltheile zu. 



I. Der Brenner. Maassgebend für die Einrichtung des 

 Brenners w^ar die wichtigste Bediugimg für die Güte eines Projections- 

 apparates (eine Bedingung, die bei den allermeisten Apparaten 



