14 Behrens: Neuer Projectionsapparat. XV, 1. 



ersten, ermöglicht das Lüften von c, nncl eine dritte, sehr feine Be- 

 wegung gestattet die Mikrometerschraube m. Es ist also jederzeit 

 möglich, den Mittelpunkt des leuchtenden Fleckes in die optische 

 Achse zu bringen und durch Verschieben von rr' ihn in die hintere 

 Hauptebene des Objectivs zu projiciren. 



Dazu verfährt man folgendermaassen: Angenommen die Brenn- 

 weite des Objectivs sei ganz unbekannt. Man stellt zunächst (mit 

 dem Kalklicht an beliebiger Stelle) ein Diapositiv auf der Projections- 

 wand ein und misst den Abstand der Objectivblende vom Diapositiv- 

 träger D (Figur 1). Man zieht das Objectiv mit seinem Querbrett 

 heraus und setzt an Stelle des letzteren das beigegebene „Centrir- 

 brett" ein. Dieses hat eine Mattscheibe mit mittlerer Kreuzmarke. 

 Durch Drehen an H. bringt man diese Mattscheibe in den gemessenen 

 Abstand Objectivblende-D und verschiebt nun den ganzen Brenner 

 so weit nach vorn oder hinten, bis sich das Flammenbild scharf auf 

 der Mattscheibe abbildet. Nun klemmt man die Brennerrohre fest 

 und bewegt 6 in e und durch Schrauben an m (Figur 3) so weit, 

 bis das Flammenbild wenigstens von der Horizontalmarke der Matt- 

 scheibe halbirt wird. Wird es nicht auch von der Verticalmarke 

 halbirt, so hat man noch ein wenig an der Schraube c seitlich am 

 Objectivbrett (Figur 1) zu drehen. Nach Entfernung der Mattscheibe, 

 Wiedereinsetzen des Objectivs und Einstellen des Dispositivs wird 

 nun jene oben gestellte Bedingung erfüllt. Sollte jetzt die Pro- 

 jectionsfläche noch nicht ganz gleichmässig beleuchtet sein, so hat 

 man durch Lüften von / (Figur 1) und Bewegung von L die hintere 

 Condensorlinse ein wenig zu verschieben. Schliesslich löst man am 

 Brenner a (Figur 3) und verschiebt A: so weit, dass der heisseste 

 Flammentheil die Kalkplatte trifft, d. h. bis das Gesichtsfeld am 

 hellsten erscheint, was weiterhin auch durch Reguliren an H erreicht 

 wird. Diese Regulirung gestattet so feine Nuancen, wie sie durch 

 Gashähne o. dergl. nie hervorzubringen sind. Sie besteht aus zwei 

 prismatischen Schneiden, welche durch die beiden Schrauben mit 

 eingravirtem 8 (Sauerstoff) und L (Leuchtgas) senkrecht von oben 

 nach unten bewegt werden, und welche je nach ihrer Stellung die 

 beiden Gasschläuche mehr oder weniger zusammendrücken.-^ 



^) Je nach der Helligkeit muss der austretende Sauerstoff unter ver- 

 schiedenem Druck stehen; man hat daher am besten im Gasometer ziemlich 

 bedeutenden Ueberdruck (1(3 bis 20 cm Quecksilberdruck). Der Druck des 

 austretenden Sauerstoffstromes wird am Manometer des Apparates (iüFigurl) 

 abgelesen: bei einer löfachen Vergrösserung (eines Glasbildes von 9x12 cm) 



