XV, 1. Behrens: Neuer Projectionsapparat. 15 



//. Der Condensor besteht ans einer concav-convexen Hinter- 

 linse von lo cm Durchmesser und zwei phiuconvexen Vorderlinsen 

 von 16 cm Durchmesser. Erstere, im Camera-lnnern beweglich und 

 nach Lösen von zwei Schrauben auch ganz zu entfernen, ist von mir 

 so berechnet, dass sie bei mittlerer Brennerstellung möglichst wenig 

 Licht durch Reflexion vernichtet. Sie ist auch verhältnissmässig 

 dünn und absorbirt daher im Innern nur wenig Licht. Durch sie 

 und die nächste Condensorlinse, welche ihr die plane Fläche zu- 

 kehrt, werden die divergenten Lichtstrahlen annähernd telecentrisch 

 gemacht, die vorderste Condensorlinse erzeugt aus dem telecentrischen 

 Strahlenbündel den convergenten Lichtkegel. Durch die concav- 

 convexe Positivlinse war es möglich , dem Condensor eine hohe 

 numerische Apertur , mithin eine grosse Lichtstärke zu geben. Bei 

 Anwendung eines Objectivsystems von 25 cm Brennweite und bei 

 20facher Vergrösserimg beträgt sie 0'65. Der Condensor ist ferner 

 so calculirt, dass die katadioptrischeu Nebenbilder, welche (bei 

 6 reflectirenden Flächen und 3 Brechungen) sich nicht vermeiden lassen, 

 gleichmässig über das ganze Gesichtsfeld ausgedehnt sind, so dass 

 letzteres über seine ganze Ausdehnung völlig gleichmässig 

 beleuchtet ist. Durch Verschiebbarkeit der Hinterlinse ist für 

 Objectivsysteme verschiedener Brennweite stets annähernde Tele- 

 centrie der Lichtstrahlen zu schaffen. Irgend welche, Licht absor- 

 birende Kühlvorrichtungen sind bei dieser Condensor-Construction 

 ganz entbehrlich: die Hinterlinse ist aus gut gekühltem Glase ge- 

 fertigt und locker gefasst, sie verträgt die Erwärmung; der übrige 

 Condensortheil wird kaum warm. 



• 



III. Der Diapositivträger. Der die Diapositive aufnehmende 

 Wechselrahmen ist eine, wie ich glaube, neue Constructiou, welche 

 nicht nur gestattet, Glasbilder verschiedenen Formates bis zu 9X12 cm 

 zu projiciren, sondern diese auch nach Belieben in Hoch- oder Quer- 

 format zu verwenden. Wie das erreicht ist, zeigt Figur 4. 



Eine schwarz lackirte Aluminiumplatte a von 38X1 7*5 cm be- 

 sitzt zwei kreisförmige Ausschnitte von 13 cm Durchmesser. Ueber 



mag er etwa 0"75, bei einer 20fachen 10 bis 1*5, bei einer SOfachen bis 

 3-0 cm (Quecksilber) betragen. Schwankt der Druck des Leuchtgases, so 

 ist dem entsprechend bisweilen bei B, zu reguhren. Bei 1"0 cm Queck- 

 silberdruck ist der stündliche Verbrauch von Sauerstoff etwa GO Liter 

 (Preis 25 Pf., da 1 kg chlorsaures Kalium 1-20 M. kostet und 285 Liter 

 Sauerstoff ergiebt). 



