16 



Behrens: Neuer Projectionsapparat. 



XV, 1. 



diesen bewegen sich in den Messingführungen bh zwei rotirende 

 Aluminiiimscheiben cc durch Fingerdruck auf die Knöpfe cid. Diese 

 rotirende Bewegung wird durch die Einschnappfeder e und die 

 Stahlklötze ff auf genau 90 ^^ beschränkt. Die Drehscheiben cc 

 haben einen mittleren Ausschnitt von 11X8 cm, an dessen Schmal- 

 seiten die Führungsschienen hh' angeschraubt sind, von denen die 

 längere innen mit Klemmfeder versehen ist. In diese Schienen passt 

 ein Diapositiv von 9X12 cm, und die in der Figur angegebene 

 Stellung links würde einem Querbilde entsprechen. Ist es aber ein 

 Hochbild, so drückt man den Knopf d nach unten, dann löst sich 

 der Klotz f von der Feder p, und die Scheibe bewegt sich, bis der 

 Klotz f in e einschnappt, womit das Hochbild die für die Projection 

 richtige Stellung erhalten hat. Sollen Diapositive kleineren Formates 



4. 



verwandt werden, so schiebt man in hli einen entsprechenden Ein- 

 satzrahmen m und fixirt ihn durch Anziehen des Schraubenkopfes /»:. 

 Auf der rechten Seite der Figur ist ein solcher Rahmen für Bilder 

 8'5X8*5 cm dargestellt. Die Griffe gg dienen zum Wechseln der 

 Bilder; sie haben einen Anschlag, der anzeigt, dass das Bild cen- 

 trirt ist. Ein Gritf ist abschraubbar, um beim Nichtgebrauch die 

 ganze Wechselplatte aus dem Apparat zu entfernen. 



Die Stellung des Diapositivträgers dicht vor dem Condensor ist 

 für Diapositive von 9X12 cm die richtige. Für solche kleineren 

 Formates ist es , um das ganze Licht des Condensors auszunützen, 

 nöthig, den Diapositivträger (und entsprechend das Objectiv) so weit 

 vom Condensor zu entfernen , dass wieder der ganze Lichtkegel zur 

 Geltung kommt. Das geschieht durch Lösen der Schraube s (Figur 1) 

 und Vorziehen von D auf der Führungsstange F unter Neueinstellung 



