XV, 1. Behrens: Neuer Projectionsapparat. 17 



des Objectivs , dem natürlich eine entsprechende Annäherung der 

 Lichtquelle an den Condensor zu folgen hat. 



IV. Objectivhrett und Ohjectlv. Das Objeetivbrett ist mit 

 dem Diapositivträger durch den abnehmbaren Anschlussbalgen E 

 verbunden und durch den Trieb H beweglich , wodurch es möglich 

 wird , Objective verschiedener Brennweite in Benutzung nehmen zu 

 können. Die Objectivringe werden Querbrettern aufgeschraubt , die 

 sich seitlich in einschieben lassen und leicht ausgewechselt werden 

 können. Die Einrichtung der seitlichen Objectivverschiebung durch c 

 ist bereits beschrieben. 



Wenn die zur Projection verwandten Objective gute Resultate 

 geben sollen , so müssen sie folgende Bedingungen erfüllen : 



a) Das Verhältniss des Durchmessers der Eintrittspupille zur 

 Brennweite (die Oeffnung und entsprechend die Lichtstärke) soll 

 möglichst -^/o, höchstens '/^ bis ^/^ betragen. 



b) Der Bildwinkel des Objectivs und der Oelfnungswinkel des 

 convergirendeu Beleuchtungskegels müssen gleich sein , damit der 

 Lichtkegel die hintere Objectivlinse gerade ausfüllt, wenn das Licht- 

 bild in die hintere Hauptebene fällt. 



Dagegen brauchen Objective, welche nur zur Projection dienen 

 sollen , folgende Bedingungen nicht zu erfüllen : 



a) Sie brauchen nicht auf chemischen Focus corrigirt zu sein. 



b) Sie brauchen nicht auf secundäres Spectrum corrigirt zu sein. 



c) Sie brauchen keine Tiefenzeichnung zu haben, und auch die 

 Blenden können fehlen. 



Zur möglichsten Ausnutzung der Apertur des Condensors sind 

 Objective langer Brennweite nöthig, denn bei diesen rückt 

 (nach elementar optischen Bedingungen) die Lichtquelle dem Con- 

 densor näher, der Winkel u (der halbe Oeftnungswinkel) vergrössert 

 sich dadurch , resp. sein Sinus (a). Die Lichtstärke selbst aber 

 wächst nach bekannter Theorie im Quadrate von a, im Quadrate 

 der numerischen Apertur. 



Wenn man nicht im Besitze eines e n t s p r e c h e n d e n photo- 

 graphischen Objectives ist, so wird man am besten jene billigen, 

 sogenannten Projectionsobjective kaufen, welche zwar zu plioto- 

 graphisclien Zwecken wenig brauchbar , die aber für Projectionen 

 sehr geeignet sind. Der Constructionstypus ist der des PETzvAL'schen 

 Porträtobjectivs, ihre Lichtstärke ist etwa ^/o, und sie können durch 



Zeitsclir. f. wiss. Mikroskopie. XV, 1. 2 



