20 Behrens: Neuer Projectionsapparat. XV, 1. 



Einzelheiten in einem mikroskopischen Präparate oder ein solches 

 bei starker Vergrösserung vorzuführen, das i n d i r e c t e Verfahren 

 der directen Projection stets vorzuziehen sei. Letzteres, jenem that- 

 sächlich ungemein überlegene Verfahren besteht darin, dass man 

 von dem Präparate zuerst eine m i kr ophotogr aphische Auf- 

 n a h m e ^ macht und von dieser ein Diapositiv, welches dann in 

 bekannter Weise projicirt wird. Dieses Verfahren führt stets zum 

 Ziele , denn Präparate , welche sich nicht zu mikrophotographischen 

 Aufnahmen eignen, eignen sich auch nicht zur Projection. Was sich 

 hier erreichen lässt , haben die Gebrüder Lumiere in Lyon gezeigt, 

 denen die Photographie so manche schöne Entdeckung verdankt. 

 Ihre mikrophotographischen Diapositive, ganz transparent und in den- 

 selben Farben tingirt wie die mikroskopischen Präparate selbst, ge- 

 hören (nach einer mir von den Herren Lumiere freundlichst mit- 

 getheilten Serie von Bacterien - Aufnahmen) zu dem Schönsten , was 

 man auf diesem Gebiete sehen kann."- — 



Wenn sich aber für schwache Vergrösserungen die d i r e c t e 

 Projection eignet, so kann man dazu jedes Mikroskopstativ gebrauchen, 

 welches zum Umlegen eingerichtet ist und dessen optische Achse 

 dann nicht hiiher als 1-i'b cm über der unteren Fusskante liegt. Ist 

 das Stativ niedriger , so muss ein Brett von entsprechender Dicke 

 untergelegt werden , da bei imserem Apparate die optische Achse 

 14"5 cm über der Oberfläche des Grundbrettes gelegen ist.^ Man 

 entfernt dann den Spiegel nebst dem ABBE'schen Beleuchtungsapparat 

 und schraul)t ferner das ganze Auszugrohr mit dem Ucular ab 

 (Figur 2). 



Viel bequemer jedoch , weil in jeder Richtung zur optischen 

 Achse centrirbar , ist der nach meinen Angaben gefertigte P r o - 



^) Vgl. das trelf liehe, kürzlich in neuer Auflage erschienene Werk 

 von R. Neuhauss, Lehrbuch der Mikrophotographie, Braunschweig 1898. 



-) Anmerkungswelse möchte ich hier noch Folgendes erwähnen. Mikro- 

 photographisclie Diapositive sehen nur dann in der Projection schön aus, 

 wenn der Untergrund des Diapositivs glasklar ist. Häufig sind nun aber 

 die mikrophotographischen Negative nicht genügend gedeckt. Von solchen 

 erhalte ich trotzdem gute Diapositive, wenn ich sie ausgiebig (tief rothbraun) 

 mit Urannitrat -Kaliuiuferricyanat verstärke und die Diapositivplatte durch 

 Magnesiumband nur so lange belichte, dass das Licht den tiefst gefärbten 

 Untergrund noch nicht durchdrungen liat. Das muss man natürlich aus- 

 probiren, kann man es aber erst, so bekonuut man nur sehr selten Fehlbilder. 



•') Dies entspricht genau der Höhe der umgelegten Arbeitsstative von 

 R. Winkel in Göttinii:en. 



