XV, 1. 



Behrens: Neuer Projectionsapparat. 



21 



j e c t i u s V r s a t z für m i k r o s k o p i s c li e P r ü p a r a t e , welcher 

 in P'igur 5 abgebildet ist. Er ist für Jeden Projectionsapparat ver- 

 wendbar, vorausgesetzt, dass sich dessen Vordertheil, wie in Figur 2, 

 entfernen lässt. 



Der massive Hufeisenfuss F (Figur 5) wird auf einem an Stelle 

 des Objectivbrettes einzuschiebenden Fussbrette durch eine Querleiste 

 mit Schraube (R Figur 2) befestigt und lässt sich dann durch den 

 Triebkopf H vor- und rückwärts bewegen. Auf F ist die kurze, 

 viereckige Säule A festgeschraubt, in der sich mit Zalni und Trieb 



5. 



durch den Kopf a das Querstück B senkrecht verschieben lässt. 

 In B ist der Triebkopf b verlagert, durch welchen dem Tubusträger 

 C eine horizontale Bewegung gegeben wird. C trägt unten die solide 

 Metallschiene D, auf der sich der Präparattisch G in einer Klemm- 

 führung E verschieben lässt, ferner den kurzen Tubus H von 48 mm 

 lichtem Durchmesser, dem bei ein Mikro-Projectionsobjectiv an- 

 geschraubt ist, und der durch den Triebkopf c auf das mikroskopische 

 Präparat eingestellt werden kann. Wenn der Tisch ganz ans hintere 

 Ende von D geschoben ist, so siiul selbst Objective von 12 cm 



