XV, 1. Moll: Einige Verbesserungen am ^likrotom Keinhold-Giltay. 23 



in Göttingen. Der Preis beträgt für den vollständigen Apparat mit 

 Kalkbrenner und dreitheiligera Condensor von 16 oni Durchmesser, 

 ferner mit zwei Objectivquerbrettern , einem Centrirbrett und zwei 

 Einsatzrahmeu fiir kleinere Diapositive (aber ohne Objectiv) 375 Mark. 

 Der P r j e c t i n s V r s a t z für mikroskopische Prä- 

 parate wird hergestellt von R. Winkel, optische und mechanische 

 Werkstätte in Göttingen und kostet 150 Mark. 



Göttingen, 1. Juni 1898. 



Einige 

 Verbesseruuo'en am Mikrotom Reinliolcl-Giltav 



Von 

 Dr. J. W. Moll 



in Groningen. 



Hierzu vier Holzschnitte. 



Seitdem ich im Jahre 18U2 in dieser Zeitschrift ^ das Mikrotom 

 Reinhold- GiLTAY besprach, sind einige Verbesserungen an dem In- 

 strumente angebracht worden, welche ich jetzt in aller Kürze be- 

 schreiben will. 



1) Der Tisch, auf dem das Instrument befestigt ist. 

 Ich weiss, dass die Meinungen über den Nutzen eines solchen eigenen 

 Tisches verschieden sind. Mir scheint es aber entschieden vortheil- 

 haft zu sein, wenn ein so schweres Instrument nicht jedesmal trans- 

 portirt zu werden braucht. Nur so ist es möglich, es in jedem 

 Augenblicke zum Gebrauche fertig zu haben. Ein Uebelstand des 

 früheren, hölzernen Tisches- war es aber, das derselbe bei der Ver- 

 sendung sehr viel Raum beanspruchte. Die Folge davon war, dass 

 verschiedene, an weit entlegenen Orten wohnende Käufer des Mikro- 

 toms gezwungen waren, das Instrument ohne Tisch zu bestellen 



1) Diese Zeitschr. Bd. IX 1892, p. 445. 

 -j 1. c. Figur 2, p. 453. 



