XV, 1. Moll: Einige Verbesserungen am Mikrotom Reinluild-Giltay. 



27 



Es leuchtet ein, dass mau auf diese Weise sehr schiefe Schnitte 

 bekommen kann, ohne den vorliin erwähnten üebelstand zu empfinden. 



Ein drehbarer Messerträger wurde also angefertigt, wie er in 

 Figur .3 abgebildet ist. Die Einrichtung ergiebt sich aus der Figur 

 von selbst. Nur sei erwähnt, dass künftig jedem Instrumente ein 

 solcher Messerträger statt des früheren , unbeweglichen beigegeben 

 wird, imd zwar mit drei verwechselbaren, verschieden breiten, oberen 

 Theilen zum Einspannen des Messers. 



4) Ein D e f i n i r a p p a r a t. Wenn nicht unumgänglich noth- 

 wendig, so ist es doch sehr bequem, einen Apparat zu besitzen, der 

 es ermöglicht , die Pa- 

 raffinblöcke genau recht- 

 eckig zu beschneiden. 

 Denn wenigstens die Sei- 

 ten der Schnittfläche des 

 Paraffins, welche in der 

 Richtung der Sclmeide 

 des Mikrotommessers lau- 

 fen, sollen einander ge- 

 nau parallel sein, da man 

 sonst gebogene Schnitt- 

 l)änder bekommt. Und 

 das ist bei der w^eiteren 

 Behandlung der Schnitte 

 oft recht störend. Es 

 werden denn auch ver- 

 schiedenen Mikrotomen 

 derartige Definirapparate 

 beigegeben. Der hier in ^ 

 Figur 4 abgebildete ist 5 

 sehr genau gearbeitet, da 

 sich dies bei vorläufigen 

 Versuchen als nothwen- 



dig herausstellte. An dem verticalen Theil des gusseisernen Stativs 

 ist der Messerhalter, mit Schwalbenschwanzführung in verticaler 

 Richtung beweglich , verbunden. Die eine Leiste der Führung ist 

 verstellbar, so dass bei Abnutzung der Bahn etwaigen Bewegungs- 

 fehlern abgeholfen werden kann.^ 



4. 



') Vgl. 1. c. p. 447. 



