6G Referate. XV, 1. 



Einstellung auf diese gewünschte Temperatur wird dadurch erzielt, 

 dass der Hauptstrom bis zum Erreichen dieser Temperatur durch- 

 geleitet wird. Dann wird durch Drehen der Regulirschraube des 

 Contactthermometers der Contact hergestellt, w^as durch einen klap- 

 penden Ton vom Relais signalisirt wird. Durch Rückwärtsdrehen 

 der Schraube werden höhere, durch Vorwärtsdrehen niedrigere Tem- 

 peraturen hergestellt, Cxapleivsld {Köln). 



NOTy, Neue Apparate zum F i 1 1 r i r e n und zum S t e r i - 

 lisiren durch Dampf (Centralbl. f, Bacteriol. etc., 

 Bd. XXII, 1897, No. 12, 13, p, 337j, 

 NovY empfiehlt folgenden Filterapparat. Die Filterkerze (Cham- 

 berland-Pasteur) steht vertical , die Mündung nach unten in einem 

 etwas breiteren Glascylinder von 20 cm Länge und genau 3 cm 

 lichter Weite , der sich oben zu einer Kugel von 250 bis 500 cc 

 Inhalt erw'citert und mit einem kurzen Halse von ca. 2 cm Durch- 

 messer endigt. Am unteren Ende hat der Cyliuder, welcher aus 

 dickem starken Glase bestehen muss, um einen Druck von 5 Atmo- 

 sphären zu vertragen, eine planparallel geschliffene, rechtwinklig an- 

 gesetzte Flansche von 7 cm Durchmesser, deren eigentliche Breite 

 2 cm bei 0*5 cm Dicke beträgt. Die Dichtung der Kerze gegen 

 den Cylinder wird wie folgt erreicht. Der Cylinder wird mit der 

 Flansche nach oben auf den Ring eines Stativs gesetzt. Dann 

 wird die sterile Kerze hineingebracht, nachdem auf sie hinauf ein 

 Kautschuckring (2 bis 3 cm dick , 5 cm Durchmesser, mit kreis- 

 förmiger Oeffnung von 2*7 cm Durchmesser) gestreift ist. Ein 

 zweiter Kautschuckring (1*5 bis 2 mm dick, 4 cm Durchmesser mit 

 kreisförmiger Oeftuung von 1'3 cm Durchmesser) wird über den 

 Hals der Kerze gestreift, dann ein dicker Kautscliucki'ing (14 bis 

 15 mm dick, 7 cm Durchmesser mit kegelförmiger kreisrunder 

 Oeffnung von oben 4*5 , unten 5*5 cm Durchmesser) und hierüber 

 eine Messingplatte (1 mm dick, 7 cm Durchmesser, mit kreisförmiger 

 Oeffnung von 2'2 cm Durchmesserj gelegt, Mittels dreier seitlich 

 angelegter Schraubklemmen, ähnlich denen, welche die Tischler ge- 

 brauchen, wird die Flansche des Cylinders luftdicht an die Messing- 

 platte angepresst. Oben wird dann an den Hals des Cylinders ein 

 Kautschuekstöpsel durch eine übergelegte durchbohrte Messingplatte 

 mit kleineu seitlichen Einschnitten luftdicht festgebunden. Durch 

 die Bohrung des Kautschuckstöpsels geht ein Glasrohr, welches 

 mittels Gummischlauchs mit einem Gebläse oder einem kleinen Cy- 



