XV, 1. 



Referate. 



67 



linder mit comprimirtcr Luft (bei 4 bis 5 ora Druck) verbunden 

 werden kann. Üadurcli kann die Filtration wesentlich bescldeunigt 

 werden. Vorsichtshalber nuiss dabei der Apparat wegen der Gefalir 

 des Zerspringens mit einem passenden Schutzkasten bedeckt werden. 

 Im übrigen muss man natürlich alle Tlieile des Apparates steri- 

 lisiren. Die Filterkerze wird wie gewöhnlich mit der sterilen Auf- 



nahmeflasche für das Filtrat , mit einer kleinen mit steriler Watte 

 oder Sand gefüllten Röhre und mit einer Rückschlagflasche sowie 

 der Wasserstrahlluftpumpe verbunden. — 



Ferner beschreibt Novy einen sehr netten , für bacteriologische 

 Curse gut brauchbaren , einfachen Dampfsterilisator. Er besteht 

 aus einem kupfernen cylindrischen Eimer mit durchbohrtem Boden 

 und beweglichem Bügel zum Heben. Auf der inneren Seite des 

 Eimers ist ein Ring von 1"5 cm Breite 4 cm über dem Boden an- 



