68 Referate. XV, 1. 



gelötliet , ein zweiter ebensolcher 8 cm höher ; beide sind reichlich 

 durchlöchert, um Dampf und Condenswasser durchzulassen. Die 

 Ringe sollen eine Berührung- der Wattepfropfen von in den Eimer 

 eingestellten Culturröhren mit der Wandung verhindern , um Auf- 

 saugen von Condenswasser zu vermeiden. Der Eimer wird durch 

 einen leicht gewölbten Deckel mit offener Tülle geschlossen. Seine 

 Grösse ist so gewählt, dass er Reagenzröhren aufrecht stehend auf- 

 zunehmen vermag und auf ein Wasserbad von 18 bis 2iJ cm Durch- 

 messer passt. Der gefüllte Eimer wird auf das kochende Wasserbad 

 gestellt , worauf in 5 bis 7 Minuten Dampf durch die Tülle des 

 Deckels entweicht. Der einfache Apparat ermöglicht es, dass jeder 

 Student seine Dampfsterilisationen am eigenen Tische ausführen kann. 



CxaplewsM {Köln). 



Idelsohn, H., Ein modificirter Schröpfapp arat zur Ge- 

 winnung grösserer Quantitäten von Blut in 

 sterilem Zustande (Hygien. Rundsch. Bd. VIII, 1898, 

 No. 6, p. 266—268). 

 Idelsohx hat zur sterilen Entziehung von Blut vom Menschen 

 sich folgenden Schröpfkopf construirt. Ein Schröpfkopf aus Glas 

 hat am Rande eine Schnauze (zum Ausgiessen) und an der entgegen- 

 gesetzten Seite einen verjüngten offenen Glasrohransatz. Dieser wird 

 durch einen 10 c langen, starkwandigen Gummischlauch mit einem 

 Schlauchhahn aus Hartgummi verbunden. Der Glasrohrzusatz erhält 

 einen Wattepfropf. Vor Gebrauch wird das Schröpfglas sowie der 

 Schröpfschnepper durch trockene Hitze sterilisirt. Auf der desinficirten 

 Haut werden mit dem Schröpfschnepper die Hautschnitte durch leichtes 

 Hinwegziehen, nicht durch Einschnappenlassen mit dem Schnepper 

 hervorgebracht. Dann wird das Schröpfglas, die Ausgussrinne nach 

 unten , den Hahn nach oben gerichtet , aufgesetzt und durch den 

 Hahn mit dem Munde angesaugt, worauf das Blut reichlich zu fliessen 

 beginnt, und sich in der Höhlung des Glases ansammelt. Durch 

 Schliessen des Hahnes kann die Luftverdünnung erhalten bleiben. 

 Bei Oeffnung des Hahnes gleicht sich natürlich der Luftdruck aus, 

 so dass der Schröpfkopf leicht abgenommen werden kann. Das ge- 

 wonnene Blut (man kann leicht 10 cc erhalten) wird dann in ein 

 steriles Reagenzglas mit Wattepfropf gegossen. Gerinnt das Blut 

 leicht, kann man das Schröpfglas absetzen, entleeren und von neuem 

 aufsetzen. Das Blut von gesunden Personen lässt sich steril ent- 

 nehmen. Cxaplewski (Köln). 



