XV, 3. 



Referate. 



;}79 



Kautschukstöpsel geschlossen , welches in 

 der centralen Bohrung ein Glasröhrchen 

 trägt , (las aussen mit einem Bunsen- 

 schen Lippenventil geschlossen ist. (Das 

 Lippenventil erzeugt man sich leicht 

 selbst , indem man in den Boden eines 

 kurzen, am Ende geschlossenen Kaut- 

 schukröhrchens einen schiefen Scheeren- 

 schnitt macht, durch den also eine winkel- 

 förmige Klappe gebildet wird.) Das 

 Lippenventil wird ringsum hoch überragt 

 von einem glockenförmigen Glastrichter, 

 der es umgiebt und unten auf dem Glas- 

 röhrclien des Lippeuventiles wasserdicht 

 aufgesetzt wird. Der Trichter wird mit 

 Borsäurelösung 2 : 100 gefüllt, von der 

 das Lippenventil bedeckt sein soll. Wird 

 eine Untersuchung der im Erlexmeyer- 

 schen Kolben gebildeten und durch das 

 Lippenventil austretenden Gase gewünscht, 

 so wird in den Trichter hinein unter 

 entsprechender Vorsicht ein mit Borsäure- 

 lösung gefülltes Eudiometerröhrcheu über- 

 geschoben. 



Üxaplewski [Köln). 



Zupnik , L., Ueber eine neue Methode an aerob er Züch- 

 tung (Centralbl. f. Bacteriol. Abth. 1, Bd. XXIV, 1898, 

 Xo. 6, 7, p. 267). 

 Zupnik empfiehlt eine neue Methode zur Züchtung der Anaeroben, 

 welche im wesentlichen auf dem Princip beruht, aus einem mit Nähr- 

 lösung vollständig gefüllten Gefässe ein beliebiges Quantum der 

 Nährlösung zu entfernen und dadurch ein absolutes Vacuum zu er- 

 zielen. Der einfachste Apparat besteht aus einem cylindrischen Ge- 

 fäss, welches an beiden Enden verjüngt und mit zwei luftdicht ein- 

 geschliflfenen Hähnen versehen ist. Das Gefäss wird mittels eines 

 oberhalb des einen Hahnes angeschmolzenen Trichters mit Nähr- 

 lösung gefüllt, sterilisirt und dann geimpft und geschlossen. Dann 

 wird das Gefäss umgekehrt , so dass der obere Hahn nach unten 

 sieht , an den unteren ('jetzt also oberen Hahn ein 80 bis 90 cm 

 langes, dickwandiges Glasrohr mittels kurzen Schlauches angesetzt 



