398 Referate. XV, 3. 



dem Chemiker verwerthet werden können , möchte Ref. bezweifeln ; 

 es muss Jemand doch schon damit vertraut sein, wenn er nach 

 diesem Buche arbeiten will. In dem letzten Theil werden aus jedem 

 System einige Substanzen aufgeführt, ihr mikroskopisches Verhalten 

 wird kurz erläutert. 



Ref. vermisst u. a. einen Hinweis auf die Dimorphie oder 

 physikalische Isomerie , eine Eigenschaft , die doch sehr viele Sub- 

 stanzen besitzen und deren Kenntuiss für den Chemiker von der 

 grössten Wichtigkeit ist. Ueberhanpt dürfte der Chemiker in der 

 ,,Krystallanalyse" von 0. Lehmann mehr für seinen Bedarf finden 

 als in dieser Anleitung. R. Brauns. 



Weiiisclieiik, E., Ueber eine neue Vorrichtung zur Aus- 

 schaltung des Condensors am Polarisations- 

 mikroskope (Zeitschr. f. Krystallogr. Bd. XXX, 1898, 

 p. G7). 

 Die bisher einfachste Vorrichtung zur Ausschaltung des Conden- 

 sors , ein in den Objecttisch eingelassener Schieber, der die Linse 

 trägt, hat den Fehler, dass der Condensor nicht vertical verschoben 

 werden kann. Um dies zu erreichen, wird die Condensorlinse durch 

 eine Scheerenzange gefasst, die leicht geöffnet werden kann und 

 darauf die Linse nicht mehr hält. Wird der Condensor nicht ge- 

 braucht, so wird er in und mit der Scheerenzange bei Seite ge- 

 schoben. Die Firma W. n. II. Seibert in Wetzlar stattet ihre 

 Mikroskope mit dieser Vorrichtung aus. B. Brauns. 



Trautoe, H., Eine einfache limm e r dopp elp latt e zu 

 stauroskopi sehen Bestimmungen (Neues Jahrb. f. 

 Mineral. Bd. I, 1898, p. 251). 

 Aus einem Viertelundulationsglimmerblatt werden zwei recht- 

 eckige Streifen derart geschnitten, dass die Achsenebenen in ihnen 

 mit den längeren Kanten einen Winkel von 37.2^ respective 86*/.,*' 

 bilden, und so an einander gefügt, dass die Ebenen der optischen 

 Achsen einen Winkel von 7*^ einschliessen. Bei mikroskopischen 

 Untersuchungen befindet sich die zwischen zwei Spiegelglasscheibeu 

 gekittete Doppelplatte in der Bildebene eines Oculars , wie die an- 

 deren mikrostauroskopischen Einrichtungen; beim Arbeiten mit dem 

 Polarisationsinstrument für paralleles Licht muss sie derart zwischen 

 die gekreuzten Nicols gebracht werden , dass man ihre Schnittfuge 



