XY, 4. E t e r n o d : Instriiuients et procedes micrographiques nouveaux. 419 



modele et ayant, par conseqiient, une platine tres etendue. — Pour 

 faciliter le deplacement en largeur et lamener a 42 mm, dans notre 

 microscope, il a fallu i)rati(iuer une legere eutaille (tigure 1, d) a la 

 base de la eolonne de Support du tube mieroscopique. 



(Atmme la course en longueur, 62 mm est considerablc et qu'il 

 faut, quand on change de rangee de coupes, tourner longtemps 

 les boutons molletes ponr revenir en arriere dun bout du porte- 

 objets a lautre , nous avons , apres coup , fixe au bouton moUete 

 de droite, une petite manivelle (tigure 1, a), qui faeilite beaucoup 

 la manwuvre. 



Depuis que nous travaillons avec cette platine a charriot — c'est- 

 ä-dire depuis l'ete passe — nous pouvons dire qu'elle nous a rendu 

 de grands Services ; car nous devions , en vue d'une reconstruction 

 detaillee , graphique et jdastique , dessiner successivement plusieurs 

 ceutaines de coupes ä la cliambre claire. Ce cbarriot nous ä permis 

 d'eviter totalement les erreurs de numerotation que l'on commet si 

 facilement , lorsqu'on deplace les porte-objets ä la main , et , cela 

 meme, quand on procede avec une grande attention. 



Une platine semblable prend la valeur dun vrai intrument de 

 precision, lorsqu'on a eu soin d'aligner geometriquement ses coupes 

 sur le porte-objet (voy. plus loin). 



II. Adaptation du binoculaire de Greenough au microscope 



ordinaire. 



Le microscope binoculaire de Greenough^ monte sur un pied 

 special, avec son etui particulier et tel que la maison Zeiss le livre 

 actuellement , realise assurement une machine precieuse , mais troj) 

 lourde , trop volumiueuse , trop embarassante et , surtout , beaucoup 

 coüteuse. 



Aussi, lorsque le representant de cette maison nous en a 

 soumis un exemplaire, avons nous eu immediatement l'idee de tenter 

 de fixer le tube binoculaire, muni de ses objectifs et de ses oculaires 

 sur un microscope ordinaire : et de ramener ainsi tont Tinstrument 

 au rang d'un simple accessoire du microscope, au meme titre que 

 le spectroscope, les cliambres a dessiner etc. 



Par Tintermediaire de Monsieur Hellige et Cie., ä Bäle, repre- 



1) Voir ce Journal t. XIV, 1897, p. 289; t. XV, 1898, p. 299. 



27* 



