420 E t e r n o d : Instruments et procedes micrograjDhiques nouveaux. XV, 4. 



sentaut de la maisou Zeiss poiir la Siiisse, nous fimes adresser ime 

 demande a cette maison de noiis livrer separement le tube avec ses 

 ociüaires et ses objectifs. Ce qui füt execute poiir le prix de 

 175 francs, au lieu de 300 francs environ (255 Mark) qu'aurait 

 coute rinstrument eiitier 5 toutefois avec la reniarque : »Vous auriez 

 ä vous cliarger de l'adaptation dout Zeiss met la possibilite eii 

 doute.« 



Cet ajustage ä ete execute avec la plus grande tacilite 

 dans l'atelier de mecanique de mon propre laboratoire , par mou 

 aidepreparateur Mr. Umile Jaccard. — II a construit une cre- 

 maillere (figure 1 , 5) du meme modele que celle du microscope 

 (figure 1, c), qu'il a üxee au tube binoculaire et qu'il a centree 

 ensuite exactement au microscope et le tout marclie d'une fagon 

 irreprocliable. 



Aiusi , a notre grande satisfaction , l'embarras dun statif nou- 

 veau et volumineux, a ajouter, a ceux qui encombrent dejä le labo- 

 ratoire, nous a ete epargne. Cet ajustage nous a procure par contre 

 des avantages et des facilites nouvelles , que l'appareil original de 

 la maison Zeiss ne possede pas. 



De cette fagou, nous beneficions des ressources que nous procure 

 im excellent appareil d'eclairage d'AßBE, adapte au meme microscope 

 par la maison Leitz, de Wetzlar, et nous avons pu nous convaincre 

 par la pratique que les effets de lumiere varies qu'il donne sont 

 tres commodes pour mettre en relief certains details , qu'il serait 

 difficile de resoudre au binoculaire avec l'eclairage produit par le 

 miroir ordinaire. Nous avons, en outre, l'avantage de pouvoir pencher 

 l'iustrument ; ce qui est bien agreable dans bien des cas et ce qui 

 epargne beaucoup de fatigue inutile k l'observateur assidu. L'eclai- 

 rage et le pied de la maisou Zeiss sont d'ailleurs tres sommaire- 

 meuts construits. 



De plus , comme nous l'avons deja dit, il nous paralt parfaite- 

 ment logique que le binoculaire de Greenough devienne l'accessoire 

 oblige et precieux de tout grand microscope bien compris, au lieu 

 de constituer, comme sous sa forme actuelle, un instrumeut a part 

 qui laisse plutot a desirer. 



Avec l'instrument monte comme nous venons de dire plus haut, 

 il nous a ete possible, outre les observations courautes que Ion peut 

 faire avec le binoculaire, d'etudier uos coupes d'embryons en series 

 avec une precision qu'on n'avait pas pu atteindre encore jusqu'a 

 ce jour. Nous avons , entr'autres , pu constater tres nettemeut que 



