430 G a y 1 r (1 : Ein neuer Apparat zum Filtriren von Flüssigkeiten. XV, 4. 



durch das Charider n aiifklappl)ar. Hierdurch ist es ermöglicht, den 

 Apparat vom »Ständer zu entfernen und, wtww nöthig, zu sterilisiren; 

 auch kann er beim Reinigen leichter gehandhabt werden. 



Der Arm M wird vom Ständer Z/, welcher im Rohr K gehoben 

 und gesenkt werden kann, mittels des Dreifusses k gehalten. — Der 

 Filtrirapparat kann seitlich und um k gedreht werden, gewünschten 

 Falles wird er durch die Schraube /' tixirt. Die horizontale Bewegung 

 wird durch die Schraube ))i regulirt. Heben und Senken ist leicht 

 ermöglicht, da der Zapfen L im Rohr K auf- und abgleiten kann. 



Um die Möglichkeit zu Ideten, kleine Quantitäten Flüssigkeiten 

 zu sterilisiren , kann die Bougie auch wie in Figur 4 angebracht 

 werden, d. li. in einer Glasröhre, welche genau über die Kerze 

 passt. Ein Stück Gummischlauch J* wird alsdann über das Glasrohr 



2. 



und die Bougie gestreift ; das Ganze wird in den Filter eingesetzt 

 und dann auf gewöhnliche AVeise operirt. 



Dieses letztere Verfahren ist beim Filtriren kleiner Quantitäten 

 von Flüssigkeiten sehr vortheilhaft; es ist den kleinen Saug-Filtra- 

 tionen bei weitem vorzuziehen. 



Die Handhabung des Apparates ist einfach. Die Kerze jB, der 

 Schlauch c und der Kolben C mitsammt der Dichtung D werden, nach- 

 dem sie mit einander verbunden sind, sterilisirt. Ist dies geschehen, 

 so verfährt man folgendermaassen : Der Ring F wird über die Kerze 

 gebracht, die Bougie in den Filter A eingesetzt, die Dichtung D fest- 

 gepresst und das gespaltene Stück E^ wie es Figur 3 zeigt, an seinen 

 Platz gebracht. Es ist leicht einzusehen, dass, wenn E nicht aus 

 zwei Theilen bestände, es nothweudig wäre, beide, Ring F und E mit 

 Kolben und Bougie in den Sterilisirapparat zu bringen, wodurch sich 

 das Risico des Zerbrechens vergrössert, da beide Theile von be- 

 deutendem Gewichte sind. Ist E an seinem Platze, so wird schliess- 

 lich der Ring F fest angezogen und macht die Verbindung vollständig. 



