XV, 1. Referate. 129 



ausgiebigen Bewegung des Tubus durch Trieb das Arbeiten mit 

 Universaltisclichen ermöglicht; erst über dieser Säule kommt das 

 Prisma und die Mikrometerschraube. Unmittelbar über den an einen 

 Revolver geschraubten Objectiven befindet sich eine verschliessbare 

 Oeffnung zur Aufnahme von Gyps- und Glimmerblättchen. Darüber 

 folgt ein einschiebbarer Analysator, ein GLAN-TnOMPSON'sches Prisma 

 mit Correctionslinse, das in dem Tubus um 90 " gedreht werden 

 kann. In diesem äusseren Tubus ist ein innerer durch Zahn und 

 Trieb beweglich, der an seinem unteren Ende eine Irisblende trägt, 

 direct darüber eine Oeffnung für die BERTRANo'sche Linse besitzt. 

 Ueber das Ocular lässt sich ein Analysator stülpen mit einer Oeffnung 

 für Gyps- und Glimmerblättchen oder einen Quarzkeil. An der Seite 

 des Triebs , durch den der ganze Tubus bewegt wird , befindet 

 sich eine Theilung mit Nonius, an der der Focalabstand abgelesen 

 werden kann. Das Instrument ist von F. Koristka in Mailand 

 nach Angaben von Brugnatelli und Amann construirt worden. 



R. Brauns. 



Stöber, F., Ueber eine empfindliche Quarzdoppelplatte 

 (Zeitschr. f. Krystallographie, Bd. XXIX, 1897, p. 22—24). 

 Diese Quarzdoppelplatte besteht aus zwei der Hauptachse des 

 Krystalls parallel geschnittenen Quarzplatten, welche sich so in einer 

 unter 45^ gegen die Hauptachsen geneigten Geraden berühren, dass 

 diese Achsen in beiden einen rechten Winkel mit einander bilden; 

 jede einzelne Platte ist rechtwinklig und gleichschenklig, die Haupt- 

 achse geht der einen Kathete parallel ; mit der Hypotenuse zu- 

 sammengelegt bilden sie ein Quadrat. Solche Quarzplatten, etwa 

 ()'064 mm dick, mit empfindlichem Violett II. Ordnung, werden 

 zwischen zwei dünne runde Deckgläschen geklebt und möglichst 

 nahe dem Fadenkreuz so in dem Ocular befestigt, dass die Tren- 

 nungslinie der beiden Platten mit einem Faden des Fadenkreuzes 

 zusammenfällt. Die Platte kann benutzt werden: 1) zur Feststellung 

 schwacher Doppelbrechung , 2) zu stauroskopischen Messungen ; im 

 weissen Lichte lassen sich mit ihr mindestens ebenso genaue Re- 

 sultate erzielen, als mit Hülfe der BERTRANü'schen oder ÜALDERON'schen 

 Platte 5 3) zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung in 

 dünnen Mineralschliffen; 4) zur genaueren Ausführung der von 

 E. VON Fedorow zur Bestimmung von Feldspathen etc. angegebenen 

 Methoden. Platten wie die hier beschriebenen werden von der Firma 

 R. FuEss geliefert. R. Brauns. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XV, 1. 9 



