XV, 2. Walsem: Ein neues von E. Zimmermann gebautes Mikrotom. 147 



aber nicht gerechtfertii;t, um so mehr, da meiner Ansicht nach die 

 eventuell noch Avünschenswerthen Aenderungen voraussichtlich nur 

 accessorische Theile betreffen werden. Ich hoffe diesen Punkt in 

 einem eigenen Aufsatze möglichst bald besprechen zu können. 



Das Instrument, welches Schnitte durch eine Grosshirnhemi- 

 sphäre, durch das Kleinhirn und durch die Stammganglien in fron- 

 taler Pachtung zu machen erlaubt, schliesst sich in seiner ganzen 

 Configuration und im Baue dem bekannten Modell des Minot- 



ZiMMERMAXN'schen Mikrotoms an, wie durch einen Blick auf die bei- 

 gegebenen Figuren 1 imd 2 erhellt. ^ Die Grundlage wird gebildet 

 von einer gusseisernen Grundplatte Z>, welche von vier Füssen — 

 die vordere , linke hat eine Stellschraube — getragen wird und 



1) Figur 1 ist eine Aufnahme von vorn, oben und rechts, Figur 2 

 von unten, oben und links, in beiden Fällen ist die Vergrösserung un- 

 gefähr ^/ß. Die grossen Buchstaben beziehen sich in beiden Figuren auf die 

 nämhcben Theile, die kleinen haben jedesmal eine besondere Bedeutung. 

 Beide Figuren sind nach von mir gemachten photograpliischen Aufnahmen 

 angefertigt. 



10* 



