XV, 2. Wal sein: Ein neues von E. Zimmermann gebautes Mikrotom. 149 



mittels der Scliwalbenschwanzfülirung' (dem verticalen Pfeiler H ent- 

 lang) verursacht. Der Hubexcenter hat eine seiner Länge parallele 

 Spalte (unterhalb und rechts vom Buchstaben G in Figur 1 sichtbar), 

 in welcher der kleine , horizontale Arm durch die dort ebenfalls 

 sichtbare Schraube an jeder beliebigen Stelle fixirt werden kann. 

 Die jeweilige Stellung lässt si^h an einer an dem Hubexcenter an- 

 gebrachten Millimetertheilung ablesen. Durch diese Einrichtung 

 wird eine partielle Ausnutzung der Schlittenbahn ermöglicht, so dass 

 bei dem Schneiden kleinerer Objecte die Bewegungen der Object- 

 tafel jedesmal auf die für das Abschneiden der Schnitte nöthige 

 Strecke beschränkt werden und in diesem Falle schnell gearbeitet 

 werden kann , ohne dass die Objecttafel übermässig schnelle Be- 

 wegungen ausführt. ^ Objecttafeln sind in verschiedenen Nummern 

 dem Instrumente beigegeben. Die kleineren sind rund, die grösseren 

 rechteckig , die Dimensionen der grössten Nummer (/ in Figur 1 ; 

 in Figur 2 ist eine kleinere Tafel eingesetzt) sind 13 X 10 cm. 

 Die oberen Flächen der Tafel sind durch 1 mm breite Striche 

 in 2 X 2 mm grosse Quadrate getheilt. Dies macht nicht nur die 

 Verbindung des Paraftinblocks mit der Tafel zu einer sehr festen, 

 sondern es kann auch bei dem Beschneiden des Blockes gute Dienste 

 leisten. Zu allen Objecttafeln gehören um dieselbe genau passende 

 Ringe, wodurch der Guss des Blocks direct auf der Tafel stattfinden 

 kann. Die Einstellung der Objecte geschieht durch Drehungen um 

 die drei Hauptachsen und Fixirung auf dieselben in der gewünschten 

 Stellung mit Hülfe von Schrauben (in Figur 2 theilweise sichtbar). 

 Die Annäherung des Messers an das Object kann in grober Ein- 

 stellung entweder durch Verschiebung der Objecttafel einer hori- 

 zontalen Achse entlang oder bequemer durch Verscliiebung des 

 Messerhalters geschehen. Die definitive Annäherung besorgt natür- 

 lich die Mikrometerschraube. Zu dem Instrument gehören weiter drei 



^) Es lag nahe, zu befürchten, dass eine derartige theilweise Aus- 

 nutzung der Schlittenbahn auch eine theilweise Abnutzung derselben und ein 

 daraus mit der Zeit resultirendes, unregelmässiges Functioniren des Schfit- 

 tens zur Folge haben würde. Herr Zimmermann konnte mit Rücksicht auf 

 die Qualität des Materials diese Befürclitung nicht theilen. Der von Bolles 

 Lee wiedergegebenen Meinung („It is said tliat owing to the construction 

 of the slide, which is subject to uncompensated wear and tear its work 

 is hable to fail in aecuracy", The Microtomist's Vade-Mecum, 4th. ed., 

 p. 73) kann ich nach meiner mehrjährigen Erfahrung an dem kleineren 

 Modell nicht beistimmen. Eventuell könnte man dies auch mit Hülfe der 

 dazu angebrachten Schrauben compensiren. 



