150 Walsem: Ein neues von E. Zimmermann gebautes Mikrotom. XV, 2. 



Messerhalter, zwei für Paraffinschnitte, einer für die Aufnahme des 

 Messers bei der Verwendimg eines Celloidinblocks. Figur 2 zeigt 

 das Messer in der Stelhmg , welche es einnimmt, wenn es von letz- 

 terem gefasst ist (Figur 2 iiT), von den ersteren ist der grössere in 

 Figur 1 (K) zu sehen. Auf der Grundplatte finden sich jederseits zwei 

 Leisten, welche eine Verschiebung der Messerhalter von rechts nach 

 links und umgekehrt unmöglich machen, des grösseren, weil er gegen 

 die äussere, des kleineren Messerhalters , weil er gegen die innere 

 Leiste anstösst. In die Richtung von vorne nach hinten ist der 

 Messerhalter 8 5 cm verschiebbar und kann mit Hülfe der in Figur 1 

 sichtbaren Schraube an jeder Stelle auf die Grundplatte fixirt werden. 

 Durch diese Verschiebbarkeit und durch die Länge der Mikrometer- 

 schraube kann reichlich allen Anforderungen genügt werden, welche 

 aus der Höhe der zur Verwendung kommenden Objecte resultiren 

 kihnien. Die Temperatur des Messers ist regulirbar und dadurch 

 die locale Schneidetemperatur. Zu diesem Zwecke läuft ein Kaut- 

 schukrohr (ein gewöhnlicher Gasschlauch, Figur 1) ^, welcher durch 

 Anziehen der Schrauben aa (Figur 1) je nach Bedürfniss dem Messer 

 genähert Averden kann, dem Fiücken desselben entlang. AVerden 

 diese Schrauben verschieden stark, die rechte etwas mehr, die linke 

 etwas weniger augezogen, dann wird eben je nach dem Grade der 

 Anziehung das Messer rechts stärker erwärmt als links ; da aber 

 anderseits die Temperatur des Rohres rechts niedriger ist als links, 

 tritt eine gleichmässige Temperaturerhöhung des Messers ein, was 

 bei der Anfertigimg grösserer Schnitte wichtig ist. ^ Der Vortbeil 

 der Erhöhung der localen Schneidetemperatur besteht darin, dass 

 die einzelnen Schnitte sich leichter zu einer zusammenhängenden 

 Schnittreihe zusammenfügen , in der Möglichkeit , dabei die Schnitt- 

 dicke in ziemlich weiten Grenzen verändern zu können, in der Abnahme 

 des Widerstands, welchen das Messer bei dem Schneiden empfindet, 

 endlich darin, dass dem Rollen der Schnitte entgegen gearbeitet wird 

 und in dem mehr oder Aveniger Unabhängigsein von der Zimmertempe- 

 ratur. Während ich früher die Erwärmung des Messers durch 

 Wasserdampf erzielte, ziehe ich es jetzt vor, dies durch erwärmtes 

 Wasser zu erreichen. Da bei dem directen Gebrauch des Wassers aus 

 der AVasserleitung nicht unbedeutende Schwankungen der Temperatur 



^) Selbstverständlich kann die Vorrichtung auch zur Kühlung des 

 Messers im Sinne Stoss' (Stoss, A., Construetion eines Kühlmessers. Diese 

 Zeitschr. Bd. VII, 1890, p. 310) verwendet werden. Dies wird sich aber 

 wohl nur bei kleinen Objecten nützlich erweisen. 



