XV, 2. Walsem: Ein neues von E. Zimmermann gebautes Mikrotom. 151 



und des Drucks des zufliessenden Wassers vorkommen können, em- 

 pfiehlt es sich mehr, ein Reservoir mit constantem Niveau und ge- 

 füllt mit Wasser , welches die Zimmertemperatur angenommen hat, 

 zu verwenden. Da auch bei den grössten Anforderungen nur einige 

 wenige Cubikcentimcter pro Minute zur Durchströmung genügen, 

 können die Dimensionen dieses Reservoirs sehr bescheidene sein 

 (etwa o bis 4 Liter). Das mit einer bestimmten, durch einen Hahn 

 zu regulirenden Schnelligkeit ausströmende Wasser fliesst durch ein 

 Metallrohr, welches durch eine constante Wärmequelle (ich verwende 

 kochendes Wasser, welches das Rohr über eine Länge von im Maxi- 

 mum 30 cm durchläuft) erwärmt wird. Die dadurch erreichte 

 Wärmezufuhr muss ausreichen, um auch bei massigem Anziehen 

 der Schrauben a, « (Figur 1) das Messer genügend zu erwärmen. 

 Durch ein Anziehen derselben je nach dem vorliegenden Redürf- 

 nisse hat man die Wahl der Temperatur des Messers in der Hand. 

 Zur ControUe der Höhe derselben reicht bei einiger üebung die 

 Hand vollkommen aus. Die Höhe richtet sich nach der Grösse des 

 Paraffinblocks, nach dem Schmelzpunkt des zu Verwendung gekom- 

 menen Paraffins, nach der Schnittdicke und nach der Schnelligkeit, 

 womit geschnitten werden soll. Da man diese letztere leicht fort- 

 während variiren kann , benutzt man dieselbe zur endgültigen Er- 

 reichung des erwünschten Resultats , was um so bequemer ist , als 

 man die Controlle darüber eben gerade vor Augen hat. Um dem 

 Eintritt von Luft während des Ausfliessens vorzubeugen , findet 

 dieses am einfachsten durch eine feine Oefinung statt. Die Tem- 

 peratur des ausfliessenden Wassers wird bei Anfertigung auch des 

 grössten Schnitts höchstens etwa 45 bis 50^ C. betragen müssen. Bei 

 der Construction des Mikrotoms ist dem Mechanismus für die auto- 

 matische Vorschiebnng des Präparats grosse Sorgfalt gewidmet. Der 

 obere Arm eines zusammengesetzten Hebels />, ö, 6, ö (Figur 1) trägt an 

 dessen linkem Ende einen Sperrhakeu , welcher das kleine gezahnte 

 Rad (c Figur 1) in Bewegung setzt. Das Rad ist mit der Mikro- 

 meterschraube verbunden und besorgt das relativ gröbere Vor- 

 rücken der Präparate. Ein Vorschlag der groben Einstellung ent- 

 spricht einer Vorrückung des Präparats um ^/j^^ mm , da die 

 ^likrometerschraube ^/.^ mm Steigung hat und das Rad für diese 

 Einstellung 75 Zähne besitzt. Die Bewegungen des Hebels werden 

 veranlasst durch das Anstossen gegen die Zapfen eines Anschlag- 

 sterns, welcher mit einer verticalen Säule e (Figur 1) verbunden ist. 

 Je nach dem Stande des Sterns wird das Rad um 1, 2, 3, 4, 5, 



