152 AValsera: Ein neues von E. Zimmermann gebautes Mikrotom. XV, 2. 



6, 9, 12 oder 15 Zähne vorgedrelit , was einem Vorrücken des 

 Präparats um — in ganzen Zitfern — 6, 13, 20, 26, 33, 40, 60, 

 80 und 100 fx entspricht. Der Anschlagsteru kann der verticalen 

 Säule entlang entsprechend einer eventuell vorgenommenen Ver- 

 schiebung an dem Hubexcenter auf- und niedergeschoben werden 

 mit Hülfe einer an dem oberen Ende der Säule sich findenden 

 Schraube f (Figur 1). Die Ablesung der jedesmal eingenommenen 

 Stellung geschieht ebenfalls an einer Millimetertheilung. (Der Zeiger 

 ist rechts unten von /", Figur 1, gerade sichtbar.) Mit Hülfe eines 

 kleinen Hebels d (Figur 1) welcher mittels der unter diesem Buch- 

 staben sichtbaren Schraube gedreht wird, kann der Sperrhaken 

 etwas gehoben und seine Wirkung dadurch aufgehoben werden. 

 Der obere , dreieckige Theil der Säule ist in dem unteren runden 

 Theil drehbar eingelassen und beweglich, wenn der rechts von dem 

 Buchstaben e (Figur 1) sichtbare Stöpsel herausgezogen ist. Wird der 

 obere Theil gedreht (in Figur 2 ist dies geschehen), dann ist natürlich 

 die Gesammtwirkung des Auschlagsterns ausgeschaltet. 



Das Object kann an jeder beliebigen Stelle der Schlittenbahn 

 durch eine Schraube g (Figur 1) fixirt werden. Die Vorrichtung für 

 die feine Einstellung ist aus Figur 2 ersichtlich. Die Bewegungen 

 der Mikrometerschraube werden hier bewirkt mit Hülfe des grossen 

 Rades a (Figur 2) , welches mit derselben durch die Schrauben- 

 miitter b (Figur 2) verbunden ist. (Bei ausschliesslichem Gebrauch 

 der groben Einstellung empfiehlt es sich, das grosse Rad abzunehmen.) 

 In die Zähne des grossen Rades greifen die Zähne des bei c Figur 2 

 sichtbaren , kleineren Rades , namentlich des dem Beschauer zu- 

 gewendeten Theils desselben. Auf die Zähne seines hinteren Theils 

 greifen zwei Sperrhaken ein d ^ e (Figur 2). Ein unterhalb des 

 Rades befindlicher Knopf li (Figur 2) zeigt an, ob jeweilig ganze 

 Mikren oder halbe /t erzielt werden. Ist die 1 vorn sichtbar 

 (wie es in Figur 2 der Fall ist, die Ziffer ist gerade sichtbar links 

 vom Buchstaben h) , so erhält man durch den Anschlagstern — 

 ein Anschlag der feinen Einstellung entspricht einer Vorschiebung 

 des Präparates von 1 /t — je nach dem Stande desselben 1 bis 6 /i, 

 stellt ^l^ vorn, so werden ^/o, l^/o, 2^/., u. s. w. vorgeschoben. Bei 

 den ganzen Mikren kann eine Sperrklinke mittels des unter dem 

 Buchstaben d Figur 2 sichbaren Knopfes ausgeschaltet werden, bei 

 den halben müssen sie indessen beide spielen. Der Anschlagstern 

 ist auch hier an einer verticalen Säule verbunden f (Figur 2) und 

 kann mittels einer Schraube g (Figur 2) dieser entlang, gerade wie 



