XV, 2. Walsem: Ein neues von E. Zimmermann gebautes Mikrotom. 153 



bei der Vorrichtung- für die gTobe Einstellung, verschoben werden. 

 Die Verbindung zwischen den zwei Rädern a und c (Figur 2) lässt 

 sich aufheben, denn das letztere kann nach unten geschoben werden. 

 Zu seiner Fixirung in der jeweiligen Lage dient eine Schraube 

 {i Figur 2). Ein passendes, in jeder Lage fixirbares Bandgestell 

 gehört mit zu dem Instrumente. Voraussichtlich werden aber hier 

 später andere Vorrichtungen sich praktischer erweisen. Aber das 

 betrifft, wie gesagt, nur accessorische Theile. 



Zur Beurtheilung der von mir erzielten Resultate weise ich auf die 

 beigegebene Lichtdrucktafel 1 hin. Die obere Figur zeigt Stücke von 

 Schnittreihen verschiedener Dicke (die Zahlen geben die Dicke in ,w) 

 aus einem Blocke von reinem Paraffin, Schmelzpunkt 52*^C. hergestellt. 

 Die Dimensionen waren 12"5 (parallel der Schneide des Messers) 

 X 7*5 cm, die Vergrösserung ist ungefähr ^Z^. Hierdurch soll ver- 

 anschaulicht werden : erstens , dass bei relativ sehr grossem Block 

 sich noch regelrechte Sclmittreihen darstellen lassen ; zweitens, dass 

 man dabei in der Wahl der Dicke einen bedeutenden Spielraum hat. 

 Die untere Reihe der Figuren auf der Tafel zeigt Schuittreihen aus 

 Objecten hergestellt. Einerseits links eine dünne Schnittreihe, 2 fi 

 (es ist mir noch nicht gelungen , eine dünnere Reihe , wenigstens 

 nicht eine ganz regelmässige, d. h. eine solche, bei der alle Schnitte 

 in der Reihe gleiche Fläche-Dimensionen haben, herzustellen, doch 

 glaube ich dies zum Theil auf den nicht ganz scharfen Zustand 

 des Messers zurückführen zu müssen), vor der Streckung auf Wasser 

 (die Grenzen zwischen den einzelnen Schnitten sind an dem einen 

 Rande markirt worden J , in der Vergrösserung 5, anderseits in der 

 Mitte und rechts Theile von Schuittreihen aus dem Oecipitallappen 

 einer menschlichen Grosshirnhemisphäre und aus der nämlichen 

 Hemisphäre auf deren grössten Breite , entsprechend der Mitte des 

 Temporallappens, ebenfalls vor der Streckung auf Wasser. In diesem 

 Falle war die Schuittdicke 26-'/3 fx (bezw. SS^/g |W), die Vergrösserung 

 ^/g. Das zur Einbettung verwendete Paraffin hatte jedesmal einen 

 Schmelzpunkt von 52^0. Bei dem Schneiden von Objecten lässt sich 

 nicht immer in ganz gleichem Maasse eine Dünnheit der Schnitte er- 

 erreichen , wie es bei reinem Paraffin gar nicht so schwierig ist. 

 Dies hängt damit zusammen, dass die eigene Cousistenz des Objects, 

 namentlich bei grösseren Objecten, für ein Bedeutendes die endgültige 

 Consistenz des Blocks beeinflusst. Durch die Einführung der Ein- 

 bettungsmittel ist meiner Meinung nach der Bedeutung der eigenen 

 Consistenz des Objects zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden. 



