156 Gebhardt: Ein Träger für Culturschalen. XV, 2. 



erweist. Die Befestigung des Scbaleubodens mit Klebwacbs ist nur 

 ein sebr unsicberer und vor allem äusserst unbequemer Notbbebelf — 

 u n s i c b e r , weil sieb namentlicb bei kubier Umgebung durcb mangel- 

 haftes Adbäriren des Wacbses am kalten Objecttiscb die Scbale 

 leicbt während der Einstellung oder der Aufnahme ablöst, — und 

 unbequem, weil man sich durcb das Ankleben von vornherein 

 die freie VerscbiebungsmögUcbkeit raubt ; denn die sonst genügend 

 weiten Verschiebungsgrenzen der sogenannten „beweglichen Object- 

 tische" erweisen sich eben doch dem weiten Felde einer Culturplatte 

 gegenüber als viel zu eng, während man anderseits hier in den 

 meisten Fällen ganz gut auf die feine, mechanische Bewegung ver- 

 zichten könnte. Diese Verbältnisse veranlassten die Firma Carl Zeiss 

 auf Anregung des Verfassers , den im Folgenden beschriebenen 

 Cultur schalenträger zu construireu, da anderseits die Bequem- 

 lichkeiten im Gebrauch der Culturschalen den Platten gegenüber 

 den ersteren immer einen gewissen Vorzug bei Solchen sichern wer- 

 den, denen bei hauptsächlich klinischen Interessen die Bacteriologie 

 nur ein wichtiges Hilfsmittel, aber nicht den Hauptzweck und Inhalt 

 der Forschung vorstellt. Verfasser glaubte bei der Bequemlichkeit, 

 mit der heute wohl überall die verschiedenen gebräuchUchen Formate 

 der Culturschalen zu beziehen sind, auf das handlichste und zugleich 

 gebräuchlichste derselben, das PASTEUR'sche von durcbschnittlich 

 höchstens 100 mm Durchmesser allein Rücksicht nehmen zu sollen, 

 um so mehr, als dasselbe zugleich nur eine massige, wohl heute bei 

 den meisten grösseren Mikroskopstativen vorgesehene Weite der 

 Ausladung des Tubusträgers erfordert. 



Um jeden Punkt der Schale bei der nicht ganz regelmässigen 

 Form eines solchen Glas-Massenartikels einstellen zu können, waren 

 mindestens folgende Bewegungen zu ermöglichen: 1) eine Ver- 

 se h i e b b a r k e i t in annähernd radialer Richtung , 2) eine Rota- 

 tion annähernd um die Schalenmitte, 3) eine Centrirbe wegung 

 von mindestens etwa 5 mm Ausscblagsgrösse nach beiden Seiten, 

 da — eben wegen der unregelmässigen Form der Schalen — nur 

 an eine nachgiebige (federnde) Befestigung derselben zu denken 

 und somit von vorn herein keine Garantie gegeben war, auch das 

 Centrum der Schale ohne solche Centrirungsmöglicbkeit wirklich 

 einstellen zu können. 



Die Erfüllung dieser Forderungen wurde in nachstehend be- 

 schriebener Weise erreicht. (Vgl. die Figur.) An einem mit zwei 

 Schrauben V und J\ am Prismenflansch des Mikroskops zu be- 



