158 Gebhardt: Ein Träger für Culturschalen. XV, 2. 



rechten Ende noch mit einem Knopf versehen. Am anderen Ende 

 trägt die Welle einen federnden Anschlag //, der sich durch das 

 über das Wellenende hervorragende kleine Stiftchen zurückdriicken 

 lässt, worauf man die Welle behufs bequemer Befestigung am Mikro- 

 skop aus C herausziehen und um die Drehungsachse von L ein ge- 

 nügendes Stück herausschlagen kann. Das Einführen geschieht ohne 

 weiteres durch ^Einschieben in die )_( förmige Bohrung von C; der 

 Anschlag JI giebt dabei von selbst nach. 



Die Anwendimg dieses kleinen Apparates gestaltet sich nun 

 folgendermaassen : Zunächst wird nach Herausschlagen der Welle B 

 mit Hilfe der mittleren Verschraubung F das Ganze am Prismen- 

 flansch des Mikroskops so befestigt, dass das Ringsystem R dem 

 Objecttisch platt aufliegt. Für die Stative der Firma Zeiss genügt 

 Angabe der Art (Namen) des Mikroskopstativs. Fremde Stative 

 müssen zur Anpassung eingesandt werden, damit zur Erfüllung dieser 

 Forderung F und R in das richtige Höhenverhältniss zu einander 

 gebracht werden können. Man wird den Apparat bei der Anbringung 

 am Mikroskop zweckmässig so richten, dass die beiden Arme A 

 und A^ gerade rechts beziehungsweise Hnks vom Beobachter stehen. 

 Dann setzt man nach wieder erfolgter JEinführung der Welle in die 

 Centrirvorrichtung C die Culturschale zwischen die Haltefedern H^ 

 H^ H., und achtet darauf, dass sie dem Objecttisch aufsitzt (nicht 

 frei schwebt). Man hat dann durch Verschiebimg der Welle von 

 rechts nach links oder umgekehrt, verbunden mit Drehung des 

 inneren Ringes in dem äusseren (mittels der an ersterem vorgesehenen 

 Kerbung) die Möglichkeit, jede beliebige, auch ganz am Rande ge- 

 legene Stelle der Schale bequem in die Mitte des Gesichtsfeldes zu 

 bringen. Die Centrirvorrichtung C dient dazu, auch jede Parthie 

 in der Nähe der Mitte bei etwas excentrischem Sitz der Schale 

 einstellbar zu machen , wie solcher eben bei federnder Befestigung 

 durch imregelmässige Form der Schalen zu Stande kommt. Die 

 Befestigung durch die Haltefedern erweist sich auch bei horizontal 

 umgelegtem Mikroskop als völlig ausreichend. 



Da die Schale am Objecttisch direct aufsitzt , so wird im all- 

 gemeinen, bei gewöhnlicher Dicke des Schalenbodens und der darüber 

 stehenden Nährsubstratschicht, die Anwendung eines besonderen Con- 

 densors nicht nothwendig sein. Sollte jedoch zufällig bei beiden die 

 Dicke im gegebenen Falle eine erheblichere sein, so emptiehlt sich 

 bei Anwendung starker Vergrösserungen der ZoTn'sche Condensor, bei 

 geringeren eine einfache Sammellinse, wie solche für derartige Zwecke 



