XV, 



Referate. 



199 



den zugewandten, .etwas hebt, wird das Ablaufen des Oeles be- 



fördert. 



Schiefferdecker {Bo7in) . 



Novy, F. G. , Ein neuer Tliermor egulator (Centralbl. f. 

 Bacteriol. Abtli. 1, Bd. XXIII, 1898, No. 24, p, 1044). 

 NoRY hat den REicHERT'schen Thermoregulator in folgender 

 Weise modificirt. Das Quecksilbergefäss und die seitliche eiserne 

 Stellschraube des REiCHERx'schen Regulators 

 sind unverändert geblieben. Verändert ist da- 

 gegen der cylindrische Obertheil. Derselbe 

 hat zunächst zwei gegenüber stehende, seit- 

 liche Ansatzröhren (16 mm Weite), von denen 

 die obere für die Gaszuleitung, die niedriger 

 stehende für die Gasableitung (zum Brenner) 

 bestimmt ist. Diese Gaszufuhr wird durch 

 Drehen von zwei in einander steckenden 

 Hohlstöpseln, welche den cylindrischen Ober- 

 theil des Regulators verschliessen , regulirt. 

 Der äussere dieser beiden Hohlstöpsel ist 

 oben (zum Einstecken des zweiten inneren 

 Stöpsels) oflen und unten zu einem Röhrchen 

 von 2 mm Durchmesser verengt; am Kopfe 

 besitzt er zwei seitliche Handhaben, um die 

 Drehung zu erleichtern. Aus dem Gaszuleitungs- 

 stutzen des cylindrischen Regulatorobertheils 

 strömt das Gas durch eine correspondirende 

 Oeffnung in das Innere dieses Hohlstopfens 

 hinein, durchströmt ihn und tritt durch die 

 untere Mündung, welche nur 1 bis 2 mm 

 Abstand von der tiefsten Stelle des nach 

 unten verjüngten Regulatorobertheils haben 

 soll, in das Innere des Regulatorobertheils 

 und von da durch den Ableituugsstutzen zum 

 Brenner. Wird beim Steigen des Quecksilbers 

 am Regulator diese gewöhnliche Communi- 

 cation durch den ersten Quecksilbertropfen 

 verlegt, so muss das Gas seinen Weg durch 1. 



ein in diesem ersten Hohlstopfen angelegtes 



Nothloch von 1 mm Durchmesser nehmen. Diese Nothlochgaszufuhr 

 kaun nun noch weiter durch den im ersten steckenden zweiten in- 



