202 Referate. XV, 2. 



zur Improvisation des Apparates ans Glastöpfen nnd Glasröliren 

 mit. Cxapleivski (Köln). 



Abba, F., Ueber einen Autoklavenofen für bacterio- 

 logische Laboratorien (Centralbl. f. Bacteriol. Abth. 1, 

 Bd. XXIII, 1898, No. 11, p. 462). 

 Abba hat einen neuen Sterilisator angegeben, welcher sowohl 

 als Autoklav als auch als Dampfkochtopf benutzt werden kann. Die 

 in den Laboratorien gebräuchlichen Autoklaven werden dadurch 

 enorm vertheuert, dass sie auf einen sehr hohen Druck eingerichtet, 

 also sehr solid ausgeführt werden müssen. Diese hohe Resistenz 

 hält er aber für zwecklos , da man im bakteriologischen Labo- 

 ratorium mit einer halben Atmosphäre Ueberdruck schon vollkommen 

 ausreiche. Der AsBA'sche Autoklav ist im wesentlichen nichts als 

 ein solid ausgeführter etwas moditicirter ScHiJoiELBuscH'scher Dampf- 

 sterilisator. Wie bei diesem kann der abhebbare flache Deckel mit 

 Flügelschrauben und Gummiring dampfdicht geschlossen werden. Im 

 Deckel sind ein Sicherheitsventil, ein Thermometer und ein Luft- 

 einlasshahn angebracht. Der Kessel endet geschweift conisch in den 

 Wasserbehälter, von dem ein Rohr mit Halm zu einer Vorrichtung 

 für constantes Niveau führt. In den Dampfraum wird ein Metall- 

 einsatz mit Siebboden für die Objecte eingestellt. Wie beim Schimmel- 

 BuscH'schen Dampfsterilisator ist der ganze Kessel von einem Schutz- 

 mantel, welcher die Heizgase des Brenners zusammenhält und durch 

 obere seitliche Oetfnungen austreten lässt, umgeben. Will man den 

 Apparat als Kocn'schen Dampftopf benutzen, so lässt man den Hahn, 

 welcher zum constanten Niveau führt, ofi'en, ebenso den Luftzuleitungs- 

 hahn des Deckels, und schliesst den Deckel selbst nicht fest (bis 

 Temperatur 100^ steigt — dann kann man die Heizflamme wohl 

 etwas niedriger machen). Will man den Apparat aber als Auto- 

 klaven verwenden, so wird der Deckel sowie der zum constanten 

 Niveau führende Hahn geschlossen, während der Luftzuführungshahn 

 des Deckels zunächst ofi*en bleibt bis alle Luft entwichen ist. Zeigt 

 das Thermometer jetzt 98 bis 99^, so wird auch dieser Hahn ge- 

 schlossen, worauf das Thermometer bis auf 112^ (ca. eine halbe 

 Atmosphäre Druck) steigt. Wenn das Sicherheitsventil abbläst, kann 

 man die Flamme kleiner machen, doch so, dass die Temperatur 

 constant bleibt. Durch Reguliren der Flamme, des Ausströmungs- 

 hahns und des Sicherheitsventils lassen sich Zwischenwerthe zwischen 

 100 und 112^ C. erzielen. Nach Schluss der Sterilisation löscht 



