206 



Referate. 



XV, '1. 



und über den seitlichen Arm eines zweiten Ivleinen Stativs gehängt. 

 Der Arm muss sich leicht gleitend anf nnd ab schieben lassen. Er 

 wird langsam immer tiefer geschoben , bis der kurze Schenkel des 

 daranhängenden Hebers mit seinem Haken den Bodensatz berührt, oder 

 sogar etwas in denselben eintaucht, so dass gerade seine nach oben 

 gekehrte Mündung noch herausragt. Bei dem langsamen, nur tropfen- 

 weisen Ausfliessen wird nichts aufgewirbelt, und man kann den 

 Apparat ruhig sich selbst überlassen. 



Apparate zum Auswaschen histologischer Prä- 

 parate in f 1 i e s s e n d e m Wasser. Zum Auswaschen von Ge- 



websstückchen oder von unaufgeklebten Schnitten dient der Apparat 

 Figur 3. Das eigentliche Waschgefäss besteht aus dem Glascylinder 6, 

 welcher unten in einen röhrenförmigen Fortsatz ausgezogen ist. Etwas 

 unter der Mitte ist das Glas an vier Stellen nach innen eingedrückt, 

 so dass man auf die einspringenden Knöpfchen ein Porzellansieb «, 

 wie sie zu den PoHL'schen Schwefelwasserstoff-Entwicklungsapparaten 

 gebraucht werden, setzen kann. Das Sieb soll noch gut fingerbreit 

 über den oberen Rand f des Cylinders h hinausragen und nicht 

 dicht an demselben anliegen. Der ri)hrenförmige Ansatz Avird mittels 

 eines durchbohrten Gummistopfens auf eine grössere Flasche c mit 

 unterem seitlichen Tubulus gesetzt. In letzteren kommt ein durch- 



