500 



Referate. 



XV, 4. 



Letztei'e besteht aus einem kleinen cylindrischen Gefäss , welches 

 nach oben in ein Rohr ausläuft, das zwischen zwei Verjüngungen 

 frei beweglich im Innern ein cylindrisches Schwimmer- 

 ventil trägt. Je nach der Stellung des Hahnes füllt sich 

 das Messgefäss , bis das Schwimmerventil , welches an 

 seiner Spitze gegen die obere Verjüngung gut ein- 

 geschlafen ist, durch die Flüssigkeit gehoben ein wei- 

 teres Steigen durch Ventilschluss unmöglich macht, oder 

 entleert sich durch den unteren verticalen Schenkel des 

 I — Stückes , oder jeder Zufluss aus dem Reservoir ist 

 überhaupt unterbrochen. Die Messvorrichtungeu können 

 verschieden gross gemacht werden. Um den Apparat in 

 Betrieb zu setzen, wird am oberen Ende der Messpipette 

 bei geeigneter Hahnstellung angesaugt, bis die Heber- 

 wirkung beginnt. Die Pipetten sind seit zwei Jahren im 

 Kgl. Bacteriologischen Staatsinstitut zu Budapest zur Ab- 

 füllung von Heilserum mit Erfolg in Gebrauch. 



Oxwpleivski (Köln). 



Klein, A., Ein Apparat zur bequemen Herstellung von 

 an aeroben Plattenculturen (Centralbl. f. Bacteriol. 

 Abth. 1, Bd. XXIV, 1898, No. 25, p. 967 m. 2 Figg.). 

 Klein giebt folgenden Apparat zur Züchtung von Anaerobeu 

 in Plattenculturen an. Eine grosse, oben mit Tubulatur versehene 

 Glocke (17 bis 18 cm Durchmesser; 30 cm hoch) wird mit ihrem 

 breiten, gut aufgeschliffenen, unteren Rande mittels eines Gemisches 

 von Rindstalg und Wachs gegen eine starke mattgeschliflVne Glas- 

 platte abgedichtet. Ein in dem gut gedichteten Gummistopfen der 

 Tubulatur steckendes , rechtwincklig gebogenes Glasrohr wird mit 

 starkem Gummischlauch und Schraubenklemme mit der Wasserstrahl- 

 luftpumpe verbunden. Die Luftverdünnung kann so bis auf 15 bis 

 20 mm Quecksilber getrieben werden. In der Glocke stehen in 

 einer etwas kleineren Glasschaale 1) ein Gestell mit 10 Petrischalen 

 und einem Schüsselchen mit feuchter Watte, 2) ein kleines Gestell, 

 welches trägt a) ein verkürztes U-förmiges Quecksilbermanometer mit 

 Scala, b) eine U-förmige Röhre, die im geschlossenen Schenkel ganz, 

 im offenen zum Theil mit 60procentiger Kalilösung gefüllt ist. Am 

 tiefsten Punkt der Rölire ist ein kleiner Glasheber angeschmolzen. 

 Beim Evacuireu steigt die Kalilauge in dem offenen Schenkel und 

 in dem kleinen Heber, worauf dieser in Function tritt, so dass in der 



