502 Referate. XY, 4. 



verbessert. Um ein Nachaussentreten der Injectiousflüssigkeit hinter 

 dem Stempel, welches bei stärkerem Druck eintritt, für den Operateur 

 gefahrlos zu machen, hat er den Spritzencylinder hinten mit einer 

 hohlkehlenartigen Erweiterung ausgestattet , in welcher sich etwa 



1. 





2. 



austretende Flüssigkeit sammelt ohne die Finger des Operateurs zu 

 beschmutzen. Um auch kleinere Mengen als 1 cc injiciren zu können, 

 ist bei einem anderen Modell die Spritze von dem Saugcylinder zu 

 einer Messpipette verjüngt (12 cm lang in 100 Theile getheilt) auf 

 welche vorne die Nadel aufgeschliffen ist. Cxapleivski (Köln). 



Winterberg, Zur Methodik der Bacterienzählung (Zeit- 

 schr. f. Hygiene u. Infectionskr. Bd. XXIX, 1898, H. 1, 

 p. 75). 

 Winterberg hat die TnOMA-ZEiss'sche Zählkammer zu Bacterien- 

 zählungen versucht. Reinigung der Zählkammer vor und nach jedem 

 Gebrauch ! Dabei 1) Abspülen mit Sublimat 1 : 2000 [dürfte bei 

 Milzbrand und anderen pathogenen Bacterien doch wohl nicht ganz 

 genügen ! Ref.] Abtrocknen mit Lederlappen, 2) Abspülen mit destil- 

 lirtem Wasser, 3) mit 60procentigem und absolutem Alkohol, 4) Ab- 

 spülen mitAether, 5) Durchziehen durch die Flamme bis zum Trocknen. 

 Ebenso mit dem Deckglas ! Zur Verdünnung wählte Verf. frisch 

 destillirtes keimfreies Wasser. Zur Durchmusterung diente Zeiss 

 Objectiv D und Ocular IV. Zählung erst nach Absetzen. Die untere 

 Fläche des Objectträgers wird der leichteren Verschiebung wegen 

 mit etwas Vaseline bestrichen. Berechnimg nach der Formel 



X = " . 250 000 



y 



wobei X die Keimzahl in 1 cc , n die Zahl der gezählten Keime, 

 y die Summe der gezählten Quadrate (deren die Kammer 16 ent- 

 hält) bedeutet. Ausführliche Protokolle illustriren die Art der An- 



