294 G e b h a r (U : Rationelle Verwendung der Dunkelfeldbeleuchtung. XV, 3. 



vielmehr suchen, auf andere Weise zum Ziele zu gelangen, also 

 speciell bei der Dunkelfeldbeleuchtung danach streben, lieber imter 

 Beibehaltung der vollen Objectivapertur den centralen abgeblendeten 

 Theil des Beleuchtungskegels so gross zu machen, als dieser Apertur 

 entspricht. Bei den schwächeren Trockensystemen bis zti einer 

 Apertur von etw^a 0*30 hat das auch gar keine Schwierigkeiten. 

 Die gebräuchlichen Condensorsysteme lassen in Luft einen Beleuch- 

 tungskegel von fast 1"0 numerischer Apertur austreten, so dass bei 

 einer centralen Abbiendung von ca. 0*30 eine noch genügend breite 

 ringförmige Basis für diesen Kegel übrig bleibt, um eine angemessene 

 Erhellung des Präparates zu erzielen, um so mehr als der Umstand 

 dabei begünstigend zur Seite steht, dass derartigen Objectiven selten 

 eine mehr als 100- bis 150 fache Vergrösserung zugemuthet wird. 

 Die Sache wird aber sofort anders und ungünstiger, sowie man 

 höhere Objectivaperturen anwendet. Bleiben wir vorläufig bei den 

 Trockensystemen, so geht deren Oetfnung bei den stärksten recht 

 nahe an l'O heran. Es liegt auf der Hand, dass man hier ohne 

 weiteres auf die angegebene Weise nicht zum Ziele kommt, denn 

 man müsste ja, der hohen Apertur des Objectivs entsprechend, ge- 

 rade den ganzen Kegel, den der Condensor in Luft überhaupt 

 liefert, durch eine Centralblende an diesem abschneiden, würde 

 also überhaupt keine Erleuchtung des Objectes erhalten. Aber 

 auch schon bei Objectiven von mittlerer Apertur (einer solchen von 

 0'50 bis 0*70) werden die ^'erhältnisse ziemlich ungünstige, weil 

 auch bei ihnen, unter gleichzeitigem Wachsen der Vergrösserung, die 

 Verschmälerung des ringförmigen Beleuchtungskegel - Querschnittes 

 eine sehr erhebliche ist. Auch hier hilft ein ganz einfaches Mittel 

 einen grossen Schritt vorwärts , die Verbindung des Condensors mit 

 der Objectunterseite durch Wasser oder besser Immersionsöl. Statt 

 weniger als 1*0 beträgt jetzt der vom Condensor gelieferte Beleuch- 

 tungskegel 1*20 bis 1'40 je nach der Art des Condensorsystemes. 

 Ganz abgesehen von dem nicht unerheblichen Gewinn, der durch 

 Vermeidung von unregelmässigen sonst vorhandenen Lichtverlusten 

 herstammt, ist also jetzt selbst bei Verwendung von 0'95 bis 0'98 

 numerische Apertur besitzenden Trockensystemen noch seitlich ge- 

 nügend freie Oeftnung nach der nöthigen Condensorabblendung übrig. 

 Bei der Verwendung von Immersionssystemen hoher (1*30 bis 1*40) 

 numerische Apertur würde es eines besonderen Condensorsystemes 

 von mindestens 1*60 bis 1'70 numerische Apertur bedürfen, um 

 deren Oetfnung voll in der angegebenen Weise auszunützen. Solche 



