XV, 3. Harting: Vervollkommnung. a.Zeiss-Greenough'schen Mikroskop. 299 



auf Diatomeenschalen, bei etwas geringerer Apertur erreichen zu 

 lassen scheint als bei der Beobachtung im directen Licht. Die 

 wesentlichen Gründe dafür dürften, wie gesagt, in physiologischen 

 Eigenschaften des beobachtenden Auges liegen. 



[Eingegangen am 8. November 1898.] 



lieber einige optische Vervollkommnungen an dem 

 Zeiss-Greenough'schen stereoskopischen Mikroskop. 



Von 

 Dr. H. Harting 



in Jena. 



Hierzu fünf Holzschnitte. 



Das stereoskopische Mikroskop nach Zeiss - Gkeenough , dessen 

 Theorie und Technik ausführlich von Dr. S. Czapski in Bd. XIV dieser 

 Zeitschrift p. 299 — 312 behandelt worden ist, hat in allen Kreisen 

 einen derartigen Beifall gefunden, dass sich die optische Werkstätte von 

 Carl Zeiss auf vielfachen Wunsch entschlossen hat, dieses Instru- 

 ment mit einer grösseren Zahl von Objectiven und Ocularen zum 

 Zweck mannigfaltigerer Abstufungen in der Vergrösserung auszu- 

 rüsten. 



W^as zunächst die Objective betrifft, so ist der Anwendung 

 stärkerer Vergrösserungen mittels Objective kürzerer Brennweite 

 durch die geringe Neigung der beiden Mikroskopachsen (14*^) eine 

 Grenze gesetzt , welche die Benutzung von Objectiven mit 

 kleinerer Brennweite und entsprechend grösserer 

 numerischer Apertur als der des ZEiss'schen Objec- 

 tive s «.. nicht gestattet. Es würde sich also in erster Linie 

 der Gebrauch der Objective a^ und «^ empfehlen. Um aber auch 

 mit schwachen Vergrösserungen arbeiten zu können, ist erstens das 

 bisher ausschliesslich für das Cor nea 1-Mikr oskop der Zeiss- 

 schen Werkstätte verwendete Objectiv von 55 mm Aequivalent- 



