XV, 3. Harting: Vervollkommnung. a.Zeiss-Greenough'schen Mikroskop. 301 



Von den Ocnlaren eignen sich am besten die IIuvGHENs'schen 

 1 , 2 , 3 nnd ein RAMSDEx'sches , bezeichnet mit : Orthomorphisches 

 Ocular 4 (ursprünglich in Verbindung mit kleinen Blenden gedacht, 

 welche im oberen Knotenpunkte des ganzen Mikroskops angebracht, 

 die von Greenough aufgestellte Bedingung der Orthomorphie in Er- 

 füllung gehen lassen). Die auf die conventionelle Sehweite von 

 250 mm bezogene Vergrösserung , sowie der in Millimetern aus- 

 gedrückte Durchmesser des objectiven Gesichtsfeldes , wie es sich 

 aus der Combination dieser Üculare mit den fünf angeführten Ob- 

 jectiven ergiebt , finden sich in der folgenden Tabelle zusammen- 

 gestellt. 



Hiernach würde also eine etwa TOfache die stärkste Vergrösserung 

 sein, die man überhaupt mit dem ZEiss-GnEENOUGH'schen Mikroskop 

 erzielen kann, wofern man nicht bei Objectiven kürzerer Brennweite 

 von dem rationellen Verhältniss, wie es zwischen numerischer Apertur 

 und Vergrösserung besteht, abgehen will. 



Jedes der fünf erwähnten Objectivpaare befindet sich an einem 

 besonderen Schlitten, der genau dem zuerst von der ZEiss'schen 

 Werkstätte eingeführten Schlittenobjectivwechsler entspricht, so dass 

 ein leichtes Auswechseln ermöglicht ist ; die Objective sind so hinein- 

 gepasst , dass bei einer V e r t a u s c h u n g der v i e r Trocken- 

 Systeme unter einander bei gleichem Ocular die Ein- 

 stellung nicht geändert werden braucht. Diese erfolgt 

 bei Verschiedenheit der beiden Augen derart, dass zunächst das 

 linke Auge mittels Zahn und Trieb auf das Object eingestellt wird; 

 dann wird das rechte Objectiv in seiner Fassung so lange gedreht, 

 bis auch das rechte Auge das Bild scharf sieht. Nur bei dem Ob- 

 jectiv 55 mm ist eine derartige Correctionsfassung für das rechte 



