302Harting: Vervollkommnung, a. Zeiss-Greenough'schen Mikroskop. XV, 3. 



Auge weggeblieben, da die Vergrösseriing mir klein, die Sehtiefe 

 mithin beträchtlich ist. 



Die Anwendung der schwachen Objective lässt sich nur dadurch 

 ermöglichen, dass die Mikroskopkörper des ZEiss-GREExouGH'schen Sta- 

 tives verkürzt werden; durch Verkleinerung der Zahnstange ist es jetzt 

 auch möglich, für die Arbeiten mit dem Planktonsucher eine 43 mm 

 hohe Wasserkammer bequem nach allen Seiten um die Objective zur 

 genauen Durchmusterung der am Boden befindlichen Gegenstände zu 

 verschieben. Arbeitsabstand, Lage der einzelnen Objective gegen 

 einander und Grösse der Objectivtrichter ergeben sich aus den Figuren 

 1 bis 5, die in halber natürlicher Grösse gezeichnet sind. 



f = 35 mm 



f = 30 mm 



a,. 



f = 2G mm (Wasser) 

 Planktonsucher 



Sobald es sich bei dem Gebrauch des Objectives a^ mit der 

 Brennweite 45 mm mehr um präciseste Schärfe der Zeichnung bis 

 zum Rande als um grosse Helligkeit handelt , empfielt es sich, 

 die diesen Objectiven beigegebenen Aufsteckblenden zu benutzen. 

 Der Abstand der Blendenöffnung von der Vorderfläche des Objectives 

 ist so gewählt , dass die auf den das Centrum der Blendenöffnung 

 durchsetzenden Hauptstrahleu der abbildenden Büschel befindlichen 

 astigmatischen Bildpunkte symmetrisch zu der senkrecht zur optischen 

 Achse im achsialen Bildpunkte errichteten Ebene liegen, ein Strahlen- 

 gang, wie er ganz ähnlich sich bei photographischeu Objectiven mit 

 Vorderblende findet. 



