304 Berger: Hammarberg's Objectnetzmikrometer. XV, 3. 



Ociilar als ausschliessliches Messocnlar nicht binden und bei jeder 

 Vergrösseriing — ■ je nach den wechselnden Dimensionen der zu 

 untersuchenden Gebilde — Messungen vornehmen, so muss für jede 

 einzelne Combination vom Ocular und Objectiv eine besondere Werth- 

 tabelle bestimmt resp. berechnet Averden, was diese Messungen im 

 höchsten Grade unbequem macht. Vor allem bringt dies auch den 

 Uebelstand mit sich, dass man eine ganze Anzahl von Werthtabeilen 

 neben dem Mikroskop bereit liegend haben muss. Die ZEiss'sche 

 Fabrik hat ja diesem Uebelstand dadurch einigermaassen abzuhelfen 

 gesucht, dass sie ein eigenes Messocular, das Compensationsocular 6 

 mit 7j Mikroutheilung construirte. Dasselbe bietet bei der Verwen- 

 dung der zugehörigen Apochromate den Vortheil, dass ein Theilstrich 

 des eingelegten Mikrometers bei einer Tubuslänge von 160 mm für 

 jedes Apochromatobjectiv ebenso viele Mikra beträgt als die Brenn- 

 weite des Objectivs in Millimetern ausgedrückt. Eine besondere 

 Werthtabeile ist daher überflüssig, da die Werthe bis auf 5 Procent 

 genau mit der Brennweite zusammenfallen sollen. Ausser dem Nach- 

 theil , dass auch dieses Mikrometer die alleinige Verwendung einer 

 bestimmten Ocularvergrösserung gestattet, hat es auch noch den 

 Fehler, dass die Messfehler grösser sind als man erwarten sollte. 

 Bei Verwendung des Apochromatobjectivs 2*0 mm — die Apochromat- 

 objective werden nach ihrer Brennweite in Millimetern benannt — 

 entsprechen 50 Theilstriche des Maassstabs im Messocular 0'08 mm 

 des Objectmikrometers , ein Theilstrich entspricht somit 1*6 f,i^ 

 während man 2 /t erwarten sollte. Der bei der Annahme von 

 2 jjt gemachte Fehler beträgt also 25 Procent. Gerade bei den mit 

 Immersion vorgenommenen Messungen spielen Diiferenzen von 25 Pro- 

 cent zwischen den Angaben verschiedener — verschiedene Messoculare 

 benutzender — üntersucher oft eine Ausschlag gebende Rolle ; ich 

 erinnere nur an die Bacterienmessungen. Es ist daher am vortheil- 

 haftesten, auch für dies Messocular eine Werthtabeile zu be- 

 stimmen. 



Wollen wir Flächen messen oder die Zahl der in einer Flächen- 

 einheit enthaltenen Gebilde , z. B. Zellen , bestimmen , so sind wir 

 auf die Ocularnetzmikrometer angewiesen , bei denen ebenfalls mit 

 Hilfe eines Objectmikrometers die Seitenlänge der kleinen Quadrate 

 bestimmt und aus ilir die Quadratfläche berechnet Averden muss. 

 Hierbei erhält man meist jeder Zurückführung auf metrische Ein- 

 heiten spottende Zahlen; so erhält man z. B. mit einem Ocularnetz- 

 mikrometer, dessen Quadrate einen reellen Flächeninhalt von 0*25 qmm 



