XV, 3. Berger: Hammarberg's Objectnetzmikrometer. 305 



haben, bei Verwendung des HuYGHENs'schen Ocnlars 2 mit dem 

 Acliromatobjectiv AA, eine Seitenlänge von 0*08o mm nnd also 

 einen Flächeninhalt von 0'Ü069 qmm für die genannten Quadrate. 

 Um z. B. zu bestimmen, wie viel Zellen in einer Flächeneinheit von 

 O'OOl qnnn enthalten sind , ist man auf comi)licirte Berechnungen 

 angewiesen, bei denen sich die bei der Beobachtung gemachten 

 Fehler vervielfältigen. Reducirt man dagegen die gefundenen Werthe 

 auf keine metrische Einheit, so bleiben die Angaben, die bei der Ver- 

 wendung verschiedener Netzniikrometer gewonnen werden, unvergleich- 

 bar. Will mau mit diesen Ocularnetzmikrometern nun gar die Zahl 

 der in einer bestimmten metrischen Cubikeinheit enthaltenen Zellen etc. 

 bestimmen, so stösst man auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Diese 

 Umstände haben den leider so früh verstorbenen schwedischen For- 

 scher Hammarbekg veranlasst, für seine — in seinem Werke über 

 die Klinik und Pathologie der Idiotie veröffentlichten — Zellzählungen 

 in der Hirnrinde ein eigenes Mikrometer zu construiren. Hammar- 

 berg ging darauf aus, die Zahl der in einer gewissen Cubikeinheit 

 der Rinde, als welche er O'OOl cmm annahm, enthaltenen Nerven- 

 zellen bei normalen und schwachsinnigen Individuen zu bestimmen. 

 Auf p. 5 der deutscheu Uebersetzung des oben genannten Werkes 

 schildert Hammarberg sein Verfahren folgendermaassen : 



,,Zur Bestimmung der Anzahl von Nervenzellen in O'Ol qum in 

 einer gewissen Tiefe der Rinde habe ich es bequemer und vortheil- 

 hafter gefunden, statt des Ocularmikrometers das positive Bild einer 

 in 0*25 qmm eingetheilten 1 qcm grossen Glasplatte zu benutzen, 

 das durch eine couvexe Linse (z. B. Abbe's Apparat) auf das Präparat 

 geworfen wird. Der Vortheil bei dieser Anordnung liegt darin, dass 

 man durch Annäherung der graduirten Platte an die Linse oder 

 Entfernung von derselben mit Leichtigkeit die Grösse des Bildes der 

 graduirten Platte auf dem Präparat zunehmen oder abnehmen lassen 

 kann, und dass dieses Bild, das in derselben Fläche wie das Präparat 

 liegt, als ein integrirender Bestandtheil desselben zu betrachten ist, 

 weshall» man mit Objectiv und Ocular die Vergrösserung nach Be- 

 lieben verändern kann, ohne das Verhältniss zwischen dem Präparat 

 und der darauf befindlichen Scala zu verändern. Die Glasplatte wird 

 mittels eines Objectmikrometers so eingestellt, dass jedes kleine Quadrat 

 im Sehfelde genau 0*01 qmm misst. Ein Uebelstand bei dieser Methode 

 liegt darin, dass das Bild des Messnetzes nicht leicht sichtbar wird, 

 diesem Uebelstande kann man jedoch leicht dadurch abhelfen, dass 

 man das Licht zum Spiegel durch einen in einem Schirm angebrachten, 



ZeitBchr. f. wiss. Mikroskopie. XV, 3. 20 



