524 



Referate. 



XV, 4. 



der Totalreflexion beschrieben. Bei beiden kann man im retlectirten, 

 wie im streifend einfallenden Lichte arbeiten, wenn es angeht, ver- 

 dient letztere Methode den Vorzng. Das betreffende Mineral mnss 

 stets direct oder durch eine Verbindungsflüssigkeit mit dem stärker 

 brechenden Medium in Contact sein . in letzterem Falle muss die 

 Brechbarkeit der Verbinduno-stüissiakeit grösser als die des Krvstalls 

 sein. Dünnschliffe sind daher stets unbedeckt zu verwenden . von 

 eingelegten ist das Deckglas zu entfernen und die Schliffoberfiäche, 

 die möglichst eben und glatt sein muss, sorgfältig zu reinigen. 



Ä^- 



1. 



Das erste Instrument ist nach dem KoHLRAUscn'schen Prineip 

 gebaut (Figur 1). Auf einer Bodenplatte erheben sich zwei Ständer. 

 Der eine, der die optisclien Theile (Mikroskop oder Fernrohr) trägt, 

 ist gegen den anderen auf einem Schlitten verschiebbar. Dieser letz- 

 tere lässt in Schlittenführung ein Glasgefäss aufschieben; dasselbe 

 trägt nach vorn zu eine Planplatte mit Hülfe des GAuss'schen 

 Spiegels senkrecht gegen die optische Achse des Beobachtuugs- 

 instruments gerichtet. Um dies Gefäss greift von hinten herum ein 

 schmaler, aber starker Metallträo-er, in den der früher beschriebene^ 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. XIII, 1896, p. 208. Figur 2. 



