IV, 2. Referate und Besprechungen. 225 



Der Leser findet eine ähnliche, für alle praktischen Zwecke gewiss 

 ausreichende Tabelle in Behrens, Tabellen etc. (Tab. XXX. u. XXXI.) 



Anm, Ref. möchte bei dieser Gelegenheit auf einen Fehler auf- 

 merksam machen, den nicht astronomisch geschulte Forscher sehr häufig 

 begehen, und der auch in der vorliegenden Abhandlung auffällt: den 

 Fehler, Zahlenangaben mit einer Ausführlichkeit zu machen, die weder 

 der Herkunft noch dem Zwecke dieser Angaben entspricht. Wenn 

 z. B. Crisp sagt, dass weisses Tageslicht etwa mit der Wellenlänge der 

 J?-Liuie in Kraft trete, so ist es nicht nur überflüssig, sondern geradezu 

 unstatthaft X = 0*52689 (x zu setzen. Denn selbst die genauesten 

 bisherigen Welleulängenmessungeu verbürgen die Einheit der letzten 

 Decimale nicht, und was vollends den vorliegenden Fall anbetrifft, so 

 hat doch gewiss noch Niemand die wirksame Wellenlänge des Tages- 

 lichts auch nur auf Ya Procent genau bestimmt. Wozu also die halben 

 Tausendtel Procente augeben, die den Leser nur verwirren und das 

 gedächtuissmässige Festhalten der Zahlen erschweren? Ref. hat darum 

 obenX = 0"53 [i gesetzt, was für den vorliegenden Zweck mehr als 

 hinreichend genau ist. — Der gleiche Fehler wiederholt sich in der 

 Tabelle fortwährend. Die Zahlen der Columnen 2, 3, 4 könnten un- 

 beschadet der wissenschaftlichen Strenge auf 1 bis o Stellen weniger 

 abgerundet sein. Oder sollte es wirklich von Werth sein, zu wissen, 

 dass ein System von der Apertur 0'95 mit monochromatischem (blauem) 

 Licht 99'278 Linien pro engl.. Zoll auflösen müsste; und sollte es 

 nicht genügen 99 000 oder allenfalls 99 300 anzugeben ? 



Dr. S. Csapslii {Jena). 



Altmailil, R., Ueber die Verbesserungsfähigkeit der 

 Mikroskope. (Arch. f. Auat. u. Physiol. Anat. Abth. Jahrg. 

 1886, Heft 1/2 p. 64—68.) 

 Altmann geht von etwa folgender Ueberleguug aus: Das Auf- 

 lösungsvermögen eines Mikroskops ist bestimmt durch 



2 a 2 n sin iC 



worin o, X, a dieselbe Bedeutung haben wie im voranstehendeu Referat; 

 n der Brechungsexponent des Mediums zwischen Object und Frontlinse 

 ist und u der halbe Oetfnungswinkel der einfallenden , von je einem 

 Objectpunkte ausgehenden Büschel. Letzterer kann über 60° nur mit 

 der grössten Schwierigkeit gesteigert werden. Um also Mikroskope mit 

 erhöhtem Auflösungsvermögen zu erhalten, bliebe nur übrig, n zu ver- 

 grössern. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. IV, 2. lö 



