226 Referate und Besprechungen. IV, 2. 



Verf. will dies „ohne wesentliche Erschwerungen der Correction" 

 in folgender Weise bewirken : Die untere Fläche der FrontUnse eines 

 der gegenwärtigen homogenen Oelsysteme wird hohl geschliffen (statt 

 plan, wie gewöhnlich der Fall ist), und zwar so, dass der centrale Theil 

 des Objects genau in den Mittelpunkt dieser Concavfläche kommt. Der 

 Zwischenraum zwischen Object und Höhlung wird mit einer stark 

 brechenden Flüssigkeit ausgefüllt, wofür Verf. Methylenjodid empfiehlt. 

 Das Deckglas muss wegfallen und der Objectträger aus Milchglas be- 

 stehen, welches von unten her intensiv beleuchtet wird , um den vollen 

 Effect zu erhalten. Die Flüssigkeit wirkt dann selbst wie eine Convex- 

 liuse vergrössernd ohne — für den in der Axe gelegenen Object- 

 punkt — sphärische und chromatische Aberrationen einzuführen, also 

 ohne eine wesentliche Aenderung der übrigen Systemtheile zu erfordern. 

 — Die Brennweite des ganzen Objectivs ist auf diese Weise verkleinert 

 bei gleichbleibender linearer Oeffnung, und damit ist die numerische 

 Apertur, die das Auflösungsvermögen bedingt, in der That erhöht. 



Die Unannehmlichkeiten des Mikroskopirens ohne Deckglas und 

 mit Immersionsflüssigkeiten wie Methylenjodid sind nach Verf. keine 

 unbedingten Hindernisse für den Gebrauch derartiger Systeme. — Die 

 Schwierigkeit für den Optiker, eine, eventuell über halbkugelige Front- 

 linse, deren Vorderfläche stark concav ist, gut zu centriren, ist, wie lief, 

 versichern kann, eine sehr bedeutende. 



Aber abgesehen hiervon vermag Ref. erstens nicht einzusehen, wo- 

 durch sich das vom Verf. vorgeschlagene System im Princip von einem 

 solchen unterscheidet, dessen Frontlinse aus einem schweren Flintglase 

 besteht, statt, wie jetzt, aus Crownglas. Man kann ja Flintgläser mit 

 nn bis zu 1*96 erhalten, also bei entsprechender Immersionsflüssig- 

 keit Aperturen von 1-90 bequem herstellen! Dieses Mittel wäre doch 

 das nächstliegende, wenn man den betretenen Weg überhaupt ein- 

 schlagen will. 



Der Verf. sagt ferner, „eine Verschlechterung des Bildes könne 

 erst in einiger Entfernung vom Mittelpunkte merkbar werden". Er 

 hätte genauer sagen sollen, dass die Sinusbediugimg zwar für Licht 

 mittlerer Wellenlänge gewahrt bleibe, dass aber die chromatische 

 Differenz der Vergrösserung den 9- bis lOfachen Betrag erreiche, 

 den sie bei gewöhnlichen Oelsystemen hat. Jede Hoffnung, einen solchen 

 Defect, etwa durch Compensations-Oculare, zu corrigiren, muss daher 

 von vornherein aufgegeben werden. Schon in geringer Entfernung von 

 der Mitte des Sehfelds müssen die Farbensäume unerträglich breit und 

 intensiv sein. Dr. S. CsapsJci (Jena). 



