IV, 2. Referate und Besprechungen. 229 



Endlich leitet der Yert die Aufmerksamkeit auf eine mikrophoto- 

 graphische Camera, welche Klönne u. Müller (Institut für Mikroskopie, 

 Berlin, Prinzenstr. 71) in neuester Zeit fertigten. Der Apparat besitzt 

 einen Balgenauszug von 1-80 m Länge; es wurde hier also in glück- 

 lichster Weise der Fehler vermieden, der beinahe sämmtlichen älteren 

 Apparaten anhaftet: der ungenügende Abstand der lichtempfindlichen 

 Scheibe vom Object. Beim Photographiren ohne Ocular, oder, was 

 sich mehr empfiehlt, mit einem schwachen Projectionsocular von Zeiss, 

 ist nun zur Erzielung genügender Vergrösserung der bisher höchst selten 

 überschrittene Auszug von 1 m keineswegs immer ausreichend. In der 

 Bacterien- und Diatomeenkunde, wo die Mikrophotographie wegen der 

 besonders günstigen Verhältnisse die grösste Zukunft hat, wo die neuen 

 Apochromat-Oel-Immersionen von Zeiss nngeahnte Aufschlüsse geben, 

 ist ein Balgenauszng von mindestens 1 '/, m unbedingt erforderlich. — 

 Ein weiterer Vorzug an dem Apparat von Klönne u. Müller ist die 

 lichtdichte Verbindung zwischen Camera und Mikroskop: diejenige wo 

 ein directer Coutact beider nicht stattfindet. Beim Arbeiten mit starken 

 Objectivvergrösserungen, wo es darauf ankommt, jedwede Erschütterung 

 vom Mikroskop fernzuhalten , erweist sich diese Vorrichtung als sehr 

 praktisch. Als Verlängerung der Mikrometerschraube wurde die ebenso 

 einfache wie leistungsfähige Vorrichtung angebracht , deren sich Ref. 

 seit mehreren Jahren ausschliesslich bedient : Zwei längs der Camera 

 über Rollen laufende Schnüre, die mit einem gabelförmigen Instrument 

 in Verbindung stehen, welches man an den Kopf der Mikrometerschraube 

 anklemmt. Diese Anordnung gestattet die denkbar feinste Einstellung. 

 — Alles ist am Apparat sehr sauber und präcis gearbeitet. Der Preis 

 ist ein ausserordentlich massiger. 



Marktiiuuer, G., Bemerkungen über Mikrophotographie. 



(Photogr. Corresp. 1887, No. 321 p. 237.) 

 Marktanner beschreibt zwei von ihm construirte mikrophoto- 

 graphische Apparate, die wesentliche Verbesserungen nicht enthalten. 

 Der erste hat eine Holzcamera ohne Auszug , zum Aufsetzen auf das 

 Mikroskop. Das Bodenbrett besteht aus zwei gleich grossen, durch ein 

 Charnier verbundenen Brettern, von denen das obere das eigentliche 

 Basalbrett der Camera bildet, während das untere das genau centrirte 

 Verbindungsstück mit dem Mikroskoptubus trägt. In Folge dessen lässt 

 sich die Camera umlegen, ohne Lösung der Verbindung mit dem Mikro- 

 skop. Das Einschieben und Auswechseln der Oculare ist hierdurch 

 etwas erleichtert. 



