IV. 1. Heyden reich: Sterilisation mittels des Dampf kochtopfs. 17 



können, auch sollte er trotz seines Volums rasch anzuheizen sein, wieder 

 der Zeit und des Gasverbrauches halber. Er nauss ferner gut gearbeitet 

 sein, rasch hermetisch geschlossen und wieder geöffnet werden können 

 — ist aber eben aller dieser Vorzüge halber leider ein wenig theuer. 

 Eine bequeme Grösse für beschäftigte Labotarien wäre nun folgende : 

 Höhe, vom Bodenanfang (an der Seitenwand) bis zum Kesselrande 



45 



cm, Durchmesser 30 cm; für geringere 



Anforderungen 



Kessel von 30 cm Höhe und 20 cm Breite ausreichend. 

 Kessel fasst bei ca. 8 cm Wasserhöhe ungefähr 5 bis G, 

 2 bis 3 Liter Wasser. 

 Dieses anzuheizen wird 

 bei genügender Flam- 

 menzahl nur 10 bis 15 

 Minuten, resp. 8 bis 10 

 Minuten Zeit erfordern. 

 Es sind zwar die Grössen- 

 verJiältnisse dem Einzel- 

 geschmacke und den For- 

 derungen des betreffen- 

 den Bestellers etc. zu 

 überlassen, doch halte 

 icli es nicht für über- 

 flüssig , einige Maasse 

 als Richtschnur hier an- 

 zugeben , welche sich 

 bereits als praktisch be- 

 währt erwiesen haben. 



Die nun folgende 

 Beschreibung und die 

 Maasse beziehen sich 

 auf den ersten grösseren 

 Kessel. 



ist ein 

 Der grosse 

 der kleine 



Schema eines Dampfkochtopfs. 



Dieser ist am besten kupfern, der Deckel ist gewölbt und zwar be- 

 trägt seine höchste Höhe 12 bis 13 cm, damit das Deckeltherraometer 

 womöglich tiefer in den Kessel hineinreichen kann ohne doch über die 

 Ränderebene (4, i> Figur 2) hinüberzureichen; dieses wäre beim Ab- 

 heben des Deckels und Hinstellen auf den Tisch sehr störend und hat 

 schon zu häufigen Zerbrechungen der Thermometerkugel geführt. Hat 

 man jedoch einen Tisch oder Platz mit Oeffnung um nach Abheben des 

 Deckels diesen auf den Tisch so aus der Hand zu legen, dass das Thermo- 



Zeitsclir. f. wiss. Mikroskopie. IV, 1. 2 



